242 



besteht hauptsächlich darin, dass die beiden Regeneratoren sowie 

 der dazwischenliegende Kühler, welcher zur Aufnahme der flüssi- 

 gen Luft dient, in demselben Vakuumgefässe untergebracht worden 

 sind. Auf diese Weise wurde eine bessere Wärmeisolierung aller 

 Apparatenteile erreicht, wodurch die Menge der flüssigen Luft, die 

 zur Abkühlung des Apparates und des Wasserstoffs erforderlich 

 ist, erheblich reduziert wurde. Es entfiel auch die Notwendigkeit, 

 Wolle zur Isolierung des Apparates anzuwenden, wodurch die Aus- 

 masse sowie das Gewicht äec Apparates beträchtlich verkleinert 

 wurden und der Apparat ein stattlicheres und übersichtlicheres 

 Aussehen gewann. 



Die beigefügte Figur stellt einen vertikalen Durchschnitt durch 

 den Apparat dar. Der Verflüssiger dd, der Kühler bd und der 

 Regenerator bb sind an einer Neusilberröhre befestigt, welche mit 

 ihrem oberen Ende an die Messingplatte mm mit Hilfe einer ent- 

 sprechenden Mutter, welche gleichzeitig zum Abdichten der Ventil- 

 stange fe dient, angeschraubt ist. Die Schrauben m, m dienen zum 

 Befestigen der Messingplatte und somit des ganzen metallenen Teiles 

 des Apparates an dem hülzernen Gestell. Der Verflüssiger dd, sowie 

 der untere, engere Teil des Regenerators bb sind mit Flanell so 

 umwickelt, dass sie in das Vakuumgefäss ii mit leichter Reibung 

 hineinpassen ; das Gefäss ist mit Ausnahme des unteren Teiles 

 unterhalb des Ventils e innen versilbert. Das Messingrohr oo, wel- 

 ches im oberen Teile an den Messingdeckel dicht angeschraubt ist. 

 ruht mit dem unteren Teile auf dem Kautschukringe nn; so dass 

 man durch Anziehen der Sehrauben m, m einen gasdichten Ab- 

 schluss zwischen dem oberen Teile des Apparates mn und dem 

 Vakuumgefässe ii erreichen kann. Der Raum zwischen dem 

 Rohre oo und dem erweiterten Teile des Regenerators bb ist behufs 

 Isolation mit Flanell ausgefüllt. Das Rühreken g dient zum Hin- 

 eingiessen von flüssiger Luft in den Kühler bd, die verdampfende 

 Luft entweicht durch die Röhre // nach aussen. Aus dem Kom- 

 pressor, bezw. aus dem Hochdruckreiniger, welcher mit Kalistangen 

 beschickt ist, gelangt der Wasserstoff durch die Röhre a in den 

 Regenerator bb und darauf durch die abgekühlte Spirale cc in den 

 Verflüssiger dd, welcher in einem Ventil e endet; dieses Ventil, 

 welches mittels des Griffrädchens /' reguliert werden kann, dient 

 zum Entspannen des Wasserstoffs. Das expandierte Gas strömt auf 

 dem Rückwege zwischen den 'Windungen des Verflüssigers dd 



