244 



hindurch und gelangt dann durch die Rührchen kk, welche sich 

 in dem Kühler bd befinden, zwischen die Windungen des Resene- 

 tors bb und entweicht schliesslich durch die Röhre / nach aussen, 

 beziehungsweise zurück in das Gasometer und in den Kompressor. 



Die Ausmasse der wichtigeren Teile des Apparates sind fol- 

 gende: der Verflüssiger dd und der Regenerator bb bestehen aus 

 je drei Kupfern ihren, welche einander parallel gewickelt sind, ähn- 

 lich wie die Drähte der sekundären Spulen grösserer Induktoren. 

 Der äussere Durchmesser der Röhren ist 2 mm. der innere 12 mm, 

 die Höhe der Spirale dd 140 mm. die Weite derselben 48 mm, 

 die Höhe des engeren Teiles der Spirale bb 120 mm. die Weite 

 48 mm, die Höhe des weiteren Teiles derselben Spirale 50 mm, 

 die Weite 68 mm. Die Länge des Kühlers bd 140 mm, die Weite 

 50 mm, der äussere Durchmesser des Kupferrohres cc 3'8 mm. 

 der innere 2'4 mm; die lichte Weite der Röhrchen kk 6 mm, die 

 lichte Weite des Röhrchens / 8 mm. die Lance der Messinuröhre oo 

 100 mm, ihre Weite 90 mm. Die innere Tiefe des Vakuumgefäs- 

 ses ü 500 mm, die innere Weite 51 mm. der äussere Durchmesser 

 65 mm, der Fassungsraum des Recipienten p 200 cm 3 . Die ganze 

 Höhe des Apparates bis zu der Messingplatte mm 810 mm. Zum 

 Bau der Regeneratoren wurden Kupferröhren von möglichst klei- 

 ner lichter Weite angewandt, um die kühlende Oberfläche zu ver- 

 grössern; eine grössere Anzahl der Röhren vermindert die über- 

 mässige Reibung des Gases. Die angegebenen Dimensionen des 

 Apparates haben sich bei der Verflüssigung des Wasserstoffs sowie 

 bei der Verflüssigung der Luft während einer Vorlesung sehr gut 

 bewährt. Sollte der Apparat auch zur Verflüssigung grösserer Men- 

 gen Luft (3 — 6 Liter pro Tag) Verwendung linden, dann würde eine 

 geringe Vergrösserung (um 1 / & ) der lichten Weite aller Röhren und 

 Gefässe angezeigt sein, wobei die Länge der einzelnen Teile sowie 

 die Höhe des ganzen Apparates (um i / i0 ) kleiner ausfallen könnte. 



Um Wasserstoff zu verflüssigen, muss man bekanntlich zuerst 

 den Regenerator dd auf die Temperatur der flüssigen Luft abküh- 

 len. Von den verschiedenen Kühlungsmethoden, welche angewandt 

 werden können, hat sich die folgende als die beste erwiesen: man 

 giesst in den Kühler db flüssige Luft durch das Röhrchen g solange 

 hinein, bis die Flüssigkeit durch das Röhrchen h in Gestalt kleiner 

 Tröpfchen herauszuspritzen anfängt; darauf verbindet man die Röhre 

 it mit einer Stahlflasche, von 13 Liter Fassungsraam, welche tro- 



