245 



ckene und kohlensäurefreie Luft unter einem Drucke von etwa 

 100 Atm. enthält, sowie mit einem Metallmanometer, welches an 

 der rechten Seite des hölzernen Gestelles befestigt werden kann. 

 Durch Offnen des Ventils c mit Hilfe des Griffrades /' bewirkt 

 man die Entspannung der Luft, welche im Kühler bd auf die 

 Temperatur der siedenden Luft abgekühlt wird, und innerhalb 4 — 5 

 Minuten den Regenerator dd auf diese Temperatur abkühlt. Wenn 

 sich im unteren Teile des Gefässes ü etwa 20 — 30 cm 3 flüssige 

 Luft angesammelt haben, verschliesst man die Flasche mit kom- 

 primierter Luft, wodurch der Druck im Apparate in kurzer Zeit 

 auf 1 Atm. sinkt. Man verbindet darauf den Apparat mit Hilfe 

 des Rohres a mit dem Kompressor bezw. mit dem Hochdruckreiniger 

 des Hampsonschen Apparates, welcher Wasserstoff unter einem 

 Drucke von etwa 150 bis 200 Atm. enthält, und leitet in den 

 Apparat Wasserstoff hinein, indem man das Ventil des Reinigers 

 vorsichtig aufmacht; zuerst leitet man den Wasserstoff unter schwa- 

 chem Druck hinein, wodurch der Rest der flüssigen Luft, welche 

 sich im Regenerator dd befindet, entfernt wird. Die flüssige Luft, 

 welche sich im Gefässe ü aufgesammelt hat. wird in das Gefäss /( 

 durch Offnen des Hahnes r abgelassen; das Gefäss p, welches mit 

 dem Abflussrohre des Gefässes ii mit Hilfe eines Kautschukstopfens 

 verbunden ist, kann leicht abgenommen und die verflüssigte Luft 

 aus demselben herausgegossen werden. 



Eine Stahltiasche, welche Luft unter einem Drucke von 100 Atm. 

 enthält, kann einige Male zum Abkühlen des Apparates dienen. 

 Diese Kühlungsmethode ist auch aus dem Grunde vorteilhaft, weil 

 die flüssige Luft mit dem Flanell, welches zur Abdichtung des 

 Regenerators dd dient, nicht in Berührung kommt und deshalb 

 leichter aus dem Apparate zu entfernen ist. 



Nach wiederholter Abdichtung des Recipienten p lässt man 

 Wasserstoff noch einige Minuten durch den Apparat unter kleinem 

 Drucke strömen, um die Luft gründlich zu entfernen. Nachdem 

 dieses geschehen ist, verschliesst man das Expansionsventil e und 

 setzt den Kompressor in Gang; wenn der Druck auf 200 Atm. ge- 

 stiegen ist. beginnt man die Expansion, bezw. lässt man den Wasser- 

 stoff zirkulieren, indem man das Ventil e vorsichtig aufmacht. Um 

 die Entspannung zu regulieren, bedient man sich der Angaben des 

 oben erwähnten Metallmanometers für hohe Drucke, sowie eines 

 Glycerinmanometers (welches in der Zeichnung nicht ersichtlich 



