246 



ist : dieses ist oben an der linken Seite des hölzernen Gestelles 

 befestigt und mit dem Rührchen / mittels einer entsprechenden 

 Abzweigung verbunden. Beinahe gleichzeitig mit dem Beginn der 

 Entspannung des Wasserstoffs fangt die dieses Gas verunreinigende 

 Luft an zu erstarren; nach Ablauf einer Minute ungefähr beginnt 

 auch der Wasserstoff sich zu verflüssigen und sammelt sich im 

 unteren Teile des Gefässes ii an. Durch Lüften des Hahnes r lässt 

 man den flüssigen Wasserstoff durch ein Leinwandsieb (welches in 

 der Figur nicht abgebildet ist) in den versilberten Recipienten p 

 hinunterfliessen. Nach Ablauf von 8 bis 10 Minuten vom Beginn 

 des Expandierens an gerechnet füllt sich der Récipient von 200 cm 3 

 Fassungsraum vollständig mit flüssigem Wasserstoff an. Die zum 

 Abkühlen des Apparates sowie zum Verflüssigen von 200 cm 3 Was- 

 serstoff verbrauchte Menge flüssiger Luft betrug blos 1700 gr. Die 

 Verflüssigung weiterer Portionen Wasserstoff erfordert in dem bereits 

 abgekühlten Apparate nur noch eine kleine Luftmenge. In einem ver- 

 silberten Vakuumgefässe hält sich der flüssige Wasserstoff verhält- 

 nismässig lange; die vollständige Verflüchtigung einer Portion von 

 200 cm 3 dieser Flüssigkeit fand erst nach Verlauf von fünf Stunden 

 statt, obwohl dieselbe Portion zur Messung der elektrischen Leitfä- 

 higkeit von sieben Spulen mit aufgewickelten Metalldrähten diente. 

 Der oben beschriebene Apparat funktioniert im allgemeinen 

 tadellos; ich bemerkte nicht einmal eine zeitweilige Verstopfung 

 des Expansionsventils, obwohl der Wasserstoff wahrscheinlich in- 

 folge des Undichtwerdens des Kompressors während des Versuches 

 ziemlich stark mit Luft verunreinigt wurde. Die Analvse des 

 Wasserstoffs nach Beendigung des Experimentes ergab einen Gehalt 

 von - 9°/o Sauerstoff. Das regelmässige Funktionieren des Expan- 

 sionsventils ist dadurch erzielt worden, dass der Regenerator dd 

 aus drei parallelen Kupferrühren zusammengewickelt ist sowie dass 

 das Gewinde der Ventilstange in den unteren Teil des Kühlers bd 

 versetzt worden ist, an w r elchem Orte die den Wasserstoff verun- 

 reinigende Luft nicht erstarren und die Bewegungen des Ventils 

 nicht hemmen kann. Um jedoch die Verstopfung der dünnen Kup- 

 ferröhrchen des Regenerators zu verhüten, soll man sie vor einem 

 jeden Experimente genau trocknen, indem man durch dieselben 

 vermittels einer Pumpe Luft durchzieht. 



Krakau. I chemisches Universitat^laboratorium. 



