467 



rajtprochements ultérieurs. A côté de l'explication des causes théori 

 ques et du caractère général de la courbe annuelle de l'insolation. 

 c'est sur ce dernier point que nous avons surtout concentré notre 

 attention. 



§ 1. La construction de l'actinomètre de M. Chwolson est 

 basée sur l'application de la méthode connue sous le nom de mé- 

 thode d'An gs t röm; le moment essentiel de celle-ci consiste dans 

 l'observation des différences de température de deux corps dont 

 l'un est exposé au soleil tandis que l'autre est plongé dans l'ombre. 

 Cependant Angström lui-même appliquait aux mesures de l'in- 

 solation la méthode des différences égales de température (au com- 

 mencement et à la fin de chaque observation . tandis que la mé- 

 thode des périodes égales de temps, élaborée par M. Chwolson- 

 consiste à mesurer les différences variables de température de 

 deux corps, observées à des intervalles égaux. Chaque mesure du- 

 re d'après M. Chwolson 2 1 L , minutes, à compter du moment où 

 les écrans de l'actinomètre ont été changés de place, et fournit .j 

 valeurs de température pour chacun des deux corps, correspondant 

 ii cinq moments de temps distants de 30 sec. les uns des autres. 

 Ö différences obtenues de cette façon fournissent deux valeurs nu- 

 mériques de l'insolation, indépendantes l'une de l'autre: l'une est 

 obtenue de la première, troisième et cinquième différence de tem- 

 pérature, la seconde — de la deuxième, troisième et quatrième. 



Pour déterminer la valeur de l'insolation, nous avons la for- 

 mule a ) 



q = k Q 



dans laquelle k est la constante de l'actinomètre; quant à Q. cha- 

 que mesure complète nous fournit deux valeurs, à savoir: celle qui 

 résulte de trois ß t (de la première, de la troisième et de la cin- 

 quième différence de température) à intervalles de t = 1 min.: 



') La démonstration détaillée et la discussion de la formule sont données par 

 M. Chwolson dans 9es „Actinometrise.be Untersuchungen zur Construction eines 

 Actinometers und eines Pyrheliometers" (1893). En dehors de cet ouvrage on 

 peut citer le traité classique du même physicien, intitulé „Ueber den gegenwärti- 

 gen Zustand der Actinometrie" (1892). qui possède une valeur fondamentale pour 

 la critique des différentes méthodes appliquées dans Pactinométrie. 



