793 



53. MM. J. KOWALSKI et B. ZDANOWSKl. Nowa metoda oznaczania opo- 

 rôw elektrycznych ntynôw i kilka jej zastosowari. (Nouvelle méthode 

 pour la mesure des résistances électrolytiques liquides et plu- 

 sieurs de ses applications). Mémoire présenté par M. A. Witkowski m. t. 



L'excellent ouvrage de MM. Kohlrausch et Holborn: „Leit- 

 vermögen der Elektrolyte insbesondere der Lösungen 1 )" contient 

 un aperçu complet des méthodes pour la mesure de conductibilité 

 électrique des électrolytes. Nous y trouvons que. si pour les me- 

 sures des résistances relativement petites, celles qui ne dépassent 

 pas 100.000 ohms, on connaît des méthodes faciles et très exactes, 

 il n'en est pas ainsi pour les mesures des résistances plus élevées. 

 Si on veut atteindre une exactitude suffisante, il faut sacrifier beau- 

 coup de temps et beaucoup de travail. 



Les difficultés deviennent de plus en plus grandes à mesure que 

 les résistances augmentent; et comme le dit M. Kohlrausch en 

 parlant de celle de ces méthodes qui est la plus exacte et la plus 

 ingénieuse, ces difficultés sont presque insurmontables, s'il s'agit de 

 mesurer les résistances supérieures à 10 6 ohms '-). 



Pour combler cette lacune qui existait dans l'ensemble des me- 

 sures électriques, nous nous sommes proposés de rechercher une 

 méthode qui fût facile à appliquer et très exacte en même temps. 

 Pour y arriver, nous avons modifié la méthode proposée par Sie- 

 mens pour l'étude de la résistance des câbles électriques, méthode 

 dite „du condensateur' 1 , de façon à ce qu'elle puisse donner des 

 résultats exacts en l'appliquant à la mesure de la conductibilité 

 électrique. 



Nous chargeons un condensateur d'une capacité C à travers une 

 résistance /.' -I- W, où R est une résistance connue purement oh- 

 mique; et W la résistance électrolytique cherchée. Le temps de 

 charge peut être réglé très exactement au moyen d'un pendule de 

 Helmholt/.. Après la charge, nous déchargeons le condensateur 

 à travers un galvanomètre balistique et nous trouvons ainsi le po- 

 tentiel E t auquel le condensateur était chargé. Connaissant la force 

 électromotriee I\, que nous avons employée pour charger notre con- 



i) Leipzig 1898, chez B. G. Teubner. 



■) P. Kohlrausch „Über Widerstandsbestimmungen von Elektrolyten mit kon- 

 stantem, oder mit Wechselstrom. Z. f. ph. Ch. XV. p. 126. 



