306 RKSUMÈS 



des Heliumthermometers erhaltenen Zahlen stelle ich mit den 

 entsprechenden Daten, welche T. Estreicher vermittels des 

 Wasserstoffthermometers bestimmt hat, zusammen: 



Die beinahe vollkommene Übereinstimmuno- der mit 

 beiden Thermometern gemessenen Temperaturen beweist, 

 dass der Wasserstoff innerhalb dieser Grenzen seinen Aus- 

 dehnungscoëfficient noch nich ändert, und dass das Wasser- 

 stoffthermometer zum Messen so tiefer Temperaturen ganz gut 

 anwendbar ist. Diese vergleichenden Temperaturbestimmungen 

 führen übrigens zu demselben Schluss, zu welchem man auf 

 Grund der tiefen kritischen Temperatur des Wasserstoffes ge- 

 langen kann. Ich habe nämlich bereits an einem anderen 

 Orte gezeigt ^), dass Gasthermometer auch dann zur genauen. 

 Bestimmung von Temperaturen benützt werden können, wenn 

 dieselben die kritische Temperatur des zur Füllung des Ther- 

 mometers benützten Gases erreichen. Da die kritische Tem- 

 peratur des Wasserstoffes nach meinen Bestimmungen •) bei 

 — 234-50 liegt, kann man bis zu dieser Temperatur das Was- 

 sers tofftbermometer anstandslos anwenden. Das Heliumther- 

 mometer könnte erst dann treftliche Dienste leisten , wenn es 



') Kozpr. Ak. U. w Krakowie, W. M-P. Bd. XIV. Seite 283. 1886 

 Wied. Ann. Bd. XXXI, S, 69. 1887. 



*) Anz. d. k. Akad; d. Wiss. in Krakau, Juni 1895, S. 192. Wied. 

 Ann. 5t;, 133. Phil. Mag. [5J 40, 202, 1895. 



