214 — 
surface supérieure du liquide est limitée par la base 
du vase chauffeur W. La plaque de fond X est d’abord 
placée horizontalement à l’aide des vis calantes du 
trépied suivant les indications d’un niveau à bulle 
d’air ; la surface supérieure du liquide est maintenue 
horizontale par le fond du vase chauffeur W, en don- 
nant aux talons supports du vase chauffeur une lon- 
gueur appropriée. Car ce vase chauffeur repose sur 
le cylindre de verre par trois talons, en même temps 
qu'il s’y enfonce de 2 à 6mm, Le vase chauffeur est rem- 
pli aux deux tiers environ d'huile de paraffine, liquide 
que j'ai choisi à cause de ses qualités électriques. Le 
fond de ce vase est en cuivre, les deux autres surfaces 
en laiton. 
Dans ce vase chauffeur se trouvent d’abord l’appareil 
de chauffage, puis un agitateur, enfin un thermomètre. 
L'appareil de chauffage se compose d’un fort cadre en 
tôle de fer découpée en rectangle. Le cadre porte 
deux fortes colonnes en laiton, fixées solidement et 
bien isolées du cadre en fer. Un cordon de fil nicke- 
line, soudé à l’une des colonnes, est enroulé sur le 
cadre parallèle à l’un des côtés et puis parallèlement 
aux autres côtés pour aboutir et être soudé à la 
seconde colonne de laiton. Ces colonnes dépassent le 
vase et la couche de coton qui le recouvre ; elles per- 
mettent la communication avec la source d'électricité 
et avec les instruments de mesures électriques. Le 
cordon de fils de nickeline était formé de fils de Omm,2, 
isolés à la soie, en les tressant par quatre fois 8 fils. 
La longueur de ce cordon de 32 fils était de 13m,7 
environ ; sa résistance électrique de 4,9 ohms environ. 
Comme source d'énergie électrique, j'ai employé une 
batterie d’accumulateurs. Le courant passait donc 
