Fo = 
dans un plan horizontal au fond de cuivre du vase, 
près du bord et entre celui-ci et l’agitateur; la tige 
sortait verticalement. Elle est divisée en dixièmes de 
degrés, permettant de lire les centièmes. Le but du 
thermomètre n’est pas de déterminer la température 
de la couche limite supérieure du liquide à étudier, 
ou la température du fond du vase chauffeur, mais 
d'indiquer la température dans un même endroit, non 
loin du fond du liquide chauffeur, pour qu’on puisse 
la maintenir constante. Aussi, lors des mesures, ces 
indications ont pu être maintenues constantes à quel- 
ques dixièmes de degré, ou même, suivant le liquide, 
à quelques centièmes de degré près. 
Le vase F, qui doit contenir le liquide à étudier, 
reçoit les parties indispensables d’un couple thermo- 
électrique. IL est fait de cuivre et constantane. Ce 
dernier forme la partie la moins longue. Les deux 
fils sont soigneusement isolés par de la soie, puis 
courbés en forme de U et dimensionnés de manière 
que les soudures sont sur l’axe vertical du liquide, 
l’une aussi basse, l’autre aussi haute que possible, 
tandis que les fils vont horizontalement jusque vers 
le bord du vase, pour être courbés à angle droit et 
pour passer au travers d’un petit tube en laiton par 
le vase chauffeur jusqu'au galvanomètre situé en 
dehors. Pour assurer l’invariabilité de la forme du 
couple et surtout de la distance verticale des sou- 
dures, une petite pièce rectangulaire en ébonite est 
placée entre les deux fils aux deux tiers de leur lon- 
gueur, et un fil de soie retient bien les deux fils 
appuyés contre ce support ébonite. 
Enfin, à partir de la plaque de cuivre X du fond du 
vase, le vase à liquide et le vase chauffeur étaient 
