— 223 — 
val avec miroir et lecture à la lunelte. Sans doute 
que les mesures avec un bon galvanomètre système 
Wiedemann, bien établi, sont plus commodes et beau- 
coup plus exactes, mais l’emploi de cet instrument 
était rendu impossible par le voisinage du tramway de 
la ville. 
Si le galvanomètre a dévié de la division N, à celle 
de N ensuite d’une différence de température de A4 
degrés aux soudures, on sait que, pour le genre de 
couple thermo-électrique cuivre-constantane, il y à la 
relation 
At—C(N —N);) (4) 
et que C est une constante, la constante du couple 
thermo-électrique. Dans la suite des mesures elle à 
été déterminée plusieurs fois, soit pour des couples 
modifiés, soit à cause d’un changement dans la dispo- 
sition, soit pour vérifier l’invariabilité de l’arrange- 
ment. Les valeurs respectives seront indiquées en tête 
de chaque groupe de mesures. 
La formule (3) pour Æ se modifie par l'introduction 
de la nouvelle forme pour Af en 
D Fu 0 FL 
NRAUPÉLAUE Se 1 pa J.E G) 
Sc C.S N—No 
Distance D. — Lors de la confection des couples 
thermo-électriques les soudures D ont été coupées 
aussi courtes que possible, puis arrondies à la lime ; 
elles prirent ainsi une épaisseur de mm, Les deux bran- 
ches ayant été consolidées, j'ai mesuré la plus petite 
distance intérieure des deux soudures, et la plus grande 
distance extérieure. Leur moyenne à été introduite 
dans le calcul comme distance D des plans horizon- 
