Ron 
ductibilité électrique et calorique et dans la grande 
densité du mercure. 
S1 les soudures du couple plongent simplement dans 
le mercure, comme dans le cas des autres liquides, 
une partie du courant dû à la force électromotrice 
aux soudures passera par le mercure, au lieu de pas- 
ser par le galvanomètre. Or, cette dérivation, avec 
une nouvelle graduation du couple dans le bain de 
mercure, n'aurait pas d'importance, si elle était tou- 
jours la même. Mais puisqu'elle dépend de l’état de 
surface des soudures, du cuivre, des fils et du mer- 
cure, soit de quantités variables ou mal définies, il ne 
reste qu’à empêcher toute déviation. A cet effet, tous 
les fils ont été soigneusement isolés à la soie et ensuite 
couverts, ainsi que les soudures nues, d’une mince 
couche d’un vernis isolant, appliqué à chaud. L’isola- 
tion ainsi obtenue a été vérifiée, le couple étant plongé 
dans le mercure : un fil reliait l’un des pôles de l’élé- 
ment Leclanché au bain de mercure, les fils du couple 
hors du mercure étaient reliés à l’une des bornes du 
galvanomètre disposé pour la mesure des courants 
thermo-électriques, l’autre borne était reliée au second 
pôle de l’élément. Le galvanomètre ne faisait aucune 
déviation, indiquant par là que le courant ne pouvait 
pas passer du bain de mercure à travers le vernis 
isolant sur le métal des soudures ou des fils du couple. 
La grande densité du mercure, sa pression hydro- 
statique, en agissant sur les fils horizontaux du couple, 
aurait pu courber ou faire dévier les fils, ou les sortir 
d'un même plan vertical. Cela aurait changé la valeur 
de D qui doit entrer dans la formule pour À. J’ai donc 
remplacé les deux petits supports en ébonite, fixés au 
tiers de la distance des soudures à la partie courbée 
