— DAT — 
pour les chronomètres de poche Ire classe: 
(D) — 2(r) 
6 
pour les chronomètres de poche [me classe: 
Hs SU 
nat 
Nous réunissons dans le tableau suivant les chiffres 
que nous obtenons en calculant les formules déve- 
loppées. En supposant que chaque comparaison d’un 
chronomètre de bord ou de poche soit affectée d’une 
erreur d'observation de 0,2, les résultats déduits de 
ces observations, c’est-à-dire les quantités énumérées 
ci-dessous sont exactes à un chiffre près qui est indi- 
qué dans les colonnes 
CHRONOMÈTRES 
de bord de poche ayant subi les épreures de la 
tree, Jime ef, Ime el. 
1. Ecart moyen de la marche diurne (0°013 (0°,016 0022 — 
2. Coefficient thermique . . . 0,002 05,003 05.006  — 
3. Erreur moyenne de la ébanpent 
SAHOE« 712) {] Se 2 ANR ONE 00: 14:0507 — 
4. Reprise de marche, MIRE 05,08 0°,0S 05.08 — 
5. Différence entre deux marches 
diurnes consécutives . . . 416 016,016 016 
6. Variation des marches Are 
du plat au pendu . . . 05,08 0507 (06  0°,06 
7. Variation des marches moyennes 
du cadran en haut au cadran 
Es CRE 05,08 0,08 — — 
8. Ecart moyen correspondant à à un 
changement de position . . . (002  (0*,02 — — 
9. Limite de la marche diurne moyeme 0°00  0*00 000  O01 
10, Différence entre la marche diurne 
à l’étuve et la marche moyenne 
dans la position verticale. . .  — — — 0°,12 
