DT UE 
senevoise pour la construction d’instruments de phy- 
sique. Les modifications apportées à cette lunette sont 
bien réussies, de sorte que les observations dont je 
parlerai encore ont pu être commencées. Voici en 
quelques mots les transformations. 
L’ancien mouvement d’horlogerie à poids a été rem- 
placé par un petit moteur électrique, système Thury, 
placé à mi-hauteur du pilier en marbre et actionné par 
un courant qui est fourni par un petit accumulateur 
portatif. Le mouvement imprimé à la lunette par ce 
moteur est très régulier et le bruit qu’il produit n’em- 
pêche pas d'entendre le battement des secondes du 
compteur. Le courant de l’accumulateur sert en même 
temps pour l'éclairage des cercles divisés, du champ 
de la lunette et des fils du micromètre. Les petites 
loupes servant à la lecture des cercles ont été rem- 
placées par des microscopes dont lusage est très 
commode et qui facilitent beaucoup la lecture. Les vis 
de rappel en ascension droite et en déclinaison ont 
été modifiées et un nouveau chercheur dont le champ 
est plus grand, a été adapté à la lunette. 
La lunette méridienne est encore dans le même état 
que les années précédentes. Son cercle divisé au moyen 
duquel on détermine les déclinaisons des astres, n’est 
plus utilisable par suite d’une installation défectueuse 
des microscopes servant à la lecture du cercle. Sauf 
une petite modification dans l’arrangement des lampes 
pour léclairage du champ et des fils de la lunette 
il n’a pas été fait de changement à l'instrument dans 
le but de continuer encore dans les mêmes conditions 
l'étude de ses erreurs. 
