FT ER 
L'erreur de collimation dépendant des parties optiques 
de la lunette, est toujours très constante. La détermi- 
nation se fait par le pointage des mires dans les deux 
positions de l’instrument: «cercle à l’ouest» et « cercle 
à l’est». Comme le temps n’est pas toujours favorable 
à une telle opération, il serait très utile d’avoir à sa 
disposition un miroir plan, comme Monsieur Schær 
les construit, pour pouvoir déterminer la collimation 
dans des intervalles plus courts et pour étudier la 
question si la collimation est variable avec la position 
de la ligne de visée par rapport à l’horizon comme 
l’indiquent les observations du nadir. 
L’inclinaison de l’axe de rotation de l'instrument 
contre l'horizon a continué pendant les premiers mois 
de l’année son mouvement habituel dans le sens négatif. 
Depuis le mois du mai où l’on a commencé à observer 
dans la position de l’instrument « cercle à l’est », l’in- 
clinaison est restée à peu près constante et la tendance 
d’un abaissement continuel de l’extrémité ouest de 
l’axe de rotation parait avoir disparu. 
Par contre le mouvement périodique de l’azimut 
continue toujours. Les observations de la température 
du sol et des piliers sont encore trop peu nombreuses 
pour pouvoir les mettre déjà maintenant en relation 
avec cet intéressant phénomène. Aussitôt ces recherches 
terminées, elles seront publiées dans une étude spéciale. 
Les horloges principales de l'Observatoire sont en 
très bon état. 
La pendule électrique de Hipp est restée dans les 
mêmes conditions que les années précédentes et a eu 
les mêmes marches régulières que nous avons pu 
