ere M rv Ce! 
+ NT PV ai 
CA 
BARS: 4/00 
avons observé un intéressant phénomène. La pression 
réduite à 0° C. de l’air enfermé, constante d’abord, a 
ensuite lentement diminué pendant un certain temps, 
et est restée de nouveau constante. C’est probablement 
par l’oxydation des parties métalliques que de l’oxy- 
gène de l’air enfermé a été absorbé ce qui aura dimi- 
nué le volume d’air. 
La pendule David Perret servant à la transmission 
de l’heure et à laquelle on compare les chronomètres 
de poche en observation a fonctionné pendant l’année 
écoulée à notre entière satisfaction; sa marche est 
remarquablement régulière, bien que la pendule soit 
mise à l'heure chaque jour. Cette opération se fait au 
moyen d’un mécanisme spécial construit et adapté, 
dans le cours de l’année dernière, par Monsieur Chs. 
Rosat, constructeur de cette pendule. 
€ 
Quant à notre pendule sidérale de Winnerl qui 
servait autrefois aux observations méridiennes et qui 
pour ce but était installée dans la salle méridienne, 
on avait depuis longtemps déjà observé des irrégula- 
rités dans sa marche diurne, qui paraissaient être en 
relations avec le changement de la température de la 
salle avant et pendant les observations méridiennes. 
En effet un examen détaillé du pendule à gril par 
Monsieur Chs. Rosat a confirmé notre opinion que ces 
écarts de marche proviennent d’une mauvaise compen- 
sation des tringles du pendule; ceux-ci étant oxydés 
en différents endroits et présentant une quantité de 
sinuosités, ne fonctionnaient plus normalement dans 
les traverses. 
Comme le mouvement de la pendule est encore en 
