Résumé général des moyennes 
| x Chronomètres de 
| | poche 
| | ‘ 
| | | ayant subi les 
| Marine, Bord | épreuves de 
| | 1e classe | IIS classe 
= = a = —— — — — _ - 
Nombre des chronomètres PRO VSIENTEE 21 37 
Ecart moyen de la marche | 8 s s s 
diner sn on. BE: 042102110256 | 0,300 
Cæfficient thermique . . . . C || 0,031 | 0,047 | 0,059 | 0,107 
Erreur moyenne de la com- 
pensation . . . . . . . . . D |0,17 |0,33 |0,45 | 0,85 
Reprise de marche . . . . : R|0,96 |0,78 |1,06 | 1,21 
Ecart moyen correspondant à | 
un changement de position P | — 1|0,75 |1,11 LE 
Différence de marche du plat | | | 
MODO Ne Dati Pre — | 0,99 |1,25 | 1,37 
| 
Le classement des chronomètres se fait d’après le 
nombre de classement À qu’on calcule en appliquant 
la formule donnée par le règlement 
100 
_ eE + cC + dD + rR + pP 
dans laquelle les quantités E, C, D, R, P sont les cri- 
tères mentionnés plus haut et e, c, d, r, p des facteurs 
relatifs. Pour leur détermination on n’a pas d’autres 
moyens qu’une appréciation plus ou moins arbitraire 
de limportance relative des différents éléments du 
réglage. En nous basant sur l’importance que la Com- 
mission du règlement avait attribuée à ces différents 
critères et en tenant compte des limites prévues par 
le règlement pour l’obtention d’un bulletin de marche, 
nous avons trouvé pour ces facteurs les valeurs sui- 
vantes : 
À 
