PLAT PTS EST REM COTT SSRU TE 
En LT Ed MP PACE TRE 70 
| 
AMNADE DE 
Da die Unterschiede zwiséhen den einzelnen Pendeln sich 
zum grüssten Teil aus der Unsicherheit der Einzelwerte erklä- 
ren lassen, wird das Mittel für die Reduktion der Schwingungs- 
zeiten aller # Pendel angenommen : 
— 991,9 + 5 m.F.1 
2. Anschlussmessungen und Bestimmung der Tempe- 
raturkonstanten : Die Anschlussmessungen wurden in zwei 
Gruppen vorgenommen, von welchen die Messungen zur Be- 
stimmung der Temperaturkonstanten eingeschlossen wurden, um 
dadurch die Unveränderlichkeit der Pendel während der Tem- 
peraturuntersuchung zu kontrolliren. Die beiden Gruppen der 
Anschlussmessungen bestehen aus je 6 Reïhen ; sie ergeben fol- 
gende reduzierte Schwingungszeiten für Potsdam : 
À. Gruppe 2. Gruppe Diff. 4. minus 2. 
Pendel 30  0,5074 043 0,5074 027 + 16 Einh. d.7. Dez. 
J1 79 493 79 500 — 7 
32 76 169 76 46% + 6 
6% 78 773 78 775 — 2 
Die Messungen zur Bestimmung der Temperaturkonstanten 
führten nicht zu dem erwünschten Erfolg, weil einerseits die 
Beobachtungen wegen einer Stürung des Wärmekastens vorzeitig 
abgebrochen werden mussten, und weil andrerseits die hohen 
Temperaturen desselben, die an zwei Thermometern abgelesen 
wurden, sich aus den Angaben dieser beiden nicht mit der nôüti- 
gen Sicherheit ableiten liessen. Die Abweichung ihrer Angaben 
 beträgt rund 1°; vermutlich ist die Ursache dieser Divergenz so- 
wohl in der mangelhaften Konstruktion eines der Thermometer 
als auch in einseitigen Leitungs- und Strahlungverhältnissen 
des Wärmekastens zu suchen. 
Trotzdem ergeben sich doch in einer Beziehung aus dem Beo- 
bachtungsmaterial wertvolle Resultate. Die einzelnen Pendel 
zeigen nämlich ein individuelles Verhalten gegen die Tempera- 
! Dieser Wert stimmt zufällig fast genau mit denjenigen überein 
die bis jetzt verwendet wurden (i. e — 555 für Pendel 30, 31, 32. 
und — 542 für Pendel 64). 
