ral t 
_ poids et oscillent sous pression constante et dans dif- 
 férents locaux. Ces variations simultanées des marches 
_ ont été constatées indépendamment par plusieurs 
observateurs et sont, comme nous l’avons déjà fait * FLE 
remarquer, trop fortes pour être expliquées par une | 
| variation de l’équation personnelle des observateurs. 
| Les corrections de l’instrament méridien sont soigneu- 
sement déterminées et leurs faibles variations d’une 
ÿ détermination de l'heure à l’autre ne peuvent produire 
5 les variations des marches des pendules. Il reste donc 
. comme explication les trépidations du sol sur lesquelles 
| seul un sismomètre pourrait nous fournir des données 
exactes. L'installation d’un appareil de ce genre à 
notre Observatoire cantonal sera même indispensable DES 
si l’on veut organiser un concours annuel de pendules 
| de précision. | 
% 
è La pendule de Winnerl a été installée de nouveau 
_ à l'Observatoire vers la fin de l’année. Avant de l’em- 
à ployer comme troisième pendule de précision et pour 
3 l'enregistrement des secondes sur le chronographe, il eo 
_ faut étudier sa compensation ainsi que l'influence des TS 
variations de la pression atmosphérique sur ses marches 
_ diurnes. : 
ME 
__ Le nouveau mécanisme d’enregistrement, imaginé me 
êà et construit par M" Ch. Rosat, au Locle, a très bien pes. 
_ fonctionné. Cet ingénieux mécanisme comporte une QE 
cheville de saphir fixée perpendiculairement à la tige | 
4 _ du pendule et une bascule pivotée, les pivots roulant 
_ très librement dans des pierres. L’une des extrémités 
_de cette bascule porte une tête en forme d’ellipsoïde, 
_ tandis que l’autre extrémité est en communication 
Al 
NE - 
