EUR ID vu 
Les chronomètres ayant subi les épreuves de II 
et de III" classes ne sont observés que dans deux 
positions. 
La variation des marches moyennes du plat au 
pendu est en moyenne + 15,57 respectivement + 3,24. 
Examinons maintenant la compensation des chrono- 
mètres. 
Suivant le règlement on exprime le degré avec lequel 
le régleur a réalisé la compensation des effets de la 
température sur les marches des chronomètres par 
deux chiffres: le coefficient thermique et l'erreur 
moyenne de la compensation. 
La première quantité qui se calcule en tenant 
compte des marches du chronomètre aux températures 
de létuve et de la glacière et à la température 
intermédiaire, ne diffère pas beaucoup de la variation 
pour 1° C. entre les températures extrêmes de l’ancien 
règlement et se confond avec cette variation, si la 
température intermédiaire est équidistante des tempé- 
ratures extrêmes. | 
La seconde quantité du critère de la compensation 
est la moyenne des résidus qui s’obtiennent en com- 
parant les marches du chronomètre observées aux trois 
températures à celles calculées avec son coefficient 
thermique. Remarquons en passant que cette quantité 
n’est pas identique avec l’erreur moyenne employée 
dans la théorie des erreurs et qu’elle ne représente 
pas la quantité appelée erreur secondaire par les 
horlogers. 
Nous avons réuni les moyennes du critère de la 
compensation des chronomètres ayant été soumis aux 
épreuves thermiques dans le tableau suivant: 
