Températures |. | | 
(centigrades) | I | II III IVa | IVb 
S S S S S 
40 (glacière) . . . —14|—2,4 |+0,1 456,9 1248 
intermédiaire ({60 en no) —1,4)—0,3 |—2,7 |+-2,4 | —4,1 
320 (étuve),. ..: lue 4 ):138,9 pue 2,7 | —0,6 
Coefficient thermique .| 0,0 +022 Lo, 02 | —0,11 | -}-0,13 
Erreur moy. de la comp. 0,0 | +0,09 1,29 0,83 0,88 |. 
Ecart de proportionn. . 0,0 0,2 29 1,8 2,0 
Le premier groupe comprend tous les chronomètres 
dont les marches aux températures extrêmes et à la 
température intermédiaire n’ont pas varié. La com- 
pensation de ces chronomètres est parfaite; leur cœffi- 
cient thermique ainsi que la moyenne des résidus, ou, 
selon les termes du règlement, l’erreur moyenne de la 
compensation sont nuls. 
Dans le second groupe on trouve les chronomètres 
qui avancent au froid et qui retardent au chaud, ou 
vice-versa, et dont les marches à la température inter- 
médiaire sont telles qu’il y a proportionnalité entre 
les variations de la marche et celles de la tempéra- 
ture. Dans ce cas le cœfficient thermique est très élevé, 
tandis que l'erreur moyenne de la compensation est 
nulle ou très faible. 
Le troisième groupe comprend les chronomètres qui 
ne sont compensés que pour les températures extrêmes ; 
les marches à la température intermédiaire s’écartent 
des marches aux températures extrêmes. Pour ce 
