ARE SES 
groupe le coefficient thermique est nul ou très faible, 
mais l’erreur moyenne de la compensation est très 
forte. 
Dans le quatrième groupe nous avons rangé les chro- 
nomètres qui sont compensés pour la. température 
intermédiaire et pour une des températures extrêmes, 
soit pour le chaud (IV®), soit pour le froid IV? ). Dans 
les deux cas de ce groupe le coefficient thermique ainsi 
que l’erreur moyenne de la compensation sont rela- 
tivement forts. 
D’après ce qui précède on voit que ces deux quan- 
tités qui, suivant notre règlement, constituent le critère 
de la compensation, donnent dans la limite de l’exacti- 
tude d’un chronomètre de poche une idée assez nette de 
l’état de la compensation de la pièce. Elles ne sont pas 
- Pexpression rigoureuse de l'influence de la température 
sur le spiral et le balancier, puisque d’autres causes 
peuvent encore produire un changement de marche 
pendant les épreuves thermiques. 
Quant à la répartition des chronomètres de poche 
dans les quatre groupes nous établissons le tableau 
suivant: 
GROUPES 
x hot lux 1 
Nombre de chronomètres ayant subi »! | | 
les épreuves de Ie classe . . . | — ‘ 4 | 8 
» ITe-S || 8 11 _32 | 20 
Total. . | 3 | 18 | 86 | 28 
| 
