PO 
Le classement. 
La tâche de l'observatoire consiste non seulement à déli- 
vrer des bulletins aux chronomètres qui en méritent, mais 
encore à classer suivant leur qualité les chronomètres qui en 
obtiennent. La méthode emplovée dans ce but est, avec la 
méthode de calcul de la compensation, la seule partie vraï- 
ment originale de notre règlement: ces deux points en sont 
aussi les plus contestés. 
La qualité de chaque chronomètre est représentée par un 
nombre de classement A1, qu'on calcule de la façon suivante. 
Les défauts du chronomètre sont résumés par cinq quantités : 
l'écart moyen diurne KE, la reprise de marche R, le coefficient 
thermique C, l'erreur moyenne de la compensation D, et (pour 
les bords et les poches) l'écart de position P (remplacé en 
Ifme classe par le plat au pendu). On multiplie chacune de 
ces cinq quantités par un coefficient approprié, e, r, c, d, p, 
qui varie d’ailleurs d’une classe à l’autre et qui dépend de la 
grandeur relative de ces cinq quantités, ainsi que de l'impor- 
tance relative qu'on leur attribue. Voici ces coefficients ? : 






MARINE POCHE 
COEFFICIENT DE amouLBORD 
FeetJIre cl. EME 11 ON 
s s s s 
l'écart moyen diurne . . . . .e— | 40,0 20,0 13,3 11 
la reprise de marche ..... . ir— 5,0 11871 17 1225 
le coefficient thermique. . . . c— Dore) 135 13,3 = 8 
l’erreur moyenne de la compensa- 
HO SR ER 0 2,0 1,5 1 
écart de position Ar MPEmE — 4,0 4,0 1,5 
On additionne pour chaque chronomètre les cinq produits 
ainsi obtenus, ce qui donne ce qu’on peut appeler la somme 
des défauts du chronomètre. Le nombre de classement s’ob- 
tient en en prenant l'inverse, ou plus exactement en divisant 
le nombre 100 par cette somme. On à donc la formule : 
1 Des prix sont attribués aux chronomètres dont le nombre de classement 
dépasse une limite déterminée pour chaque classe au début de l'exercice. 
Le règlement prévoit en outre des prix de séries pour les groupes de six 
chronomètres de bord et de poche première classe dont le nombre de classement 
moyen dépasse une limite donnée. 
? Les chronomètres de poche troisième classe sont encore classés simple- 
ment d’après la variation diurne moyenne, comme sous l’ancien règlement. 
