— 369 — 



sence delà selfinduction et de la capacité ne trouvent 

 que peu et d'imparfaites analogies. 



Le tube du professeur Braun (Strasbourg) a permis 

 cependant de rendre visibles et de fixer les déforma- 

 tions que peut subir le courant alternatif. Des tra- 

 vaux très intéressants ont été publiés à ce sujet ces 

 dernières années par M. Braun lui-même, par 

 MM. Wehnelt et Donath, par M. Weinhold dans les 

 Ann. de Wiedemann, dans le Journal de Physique et 

 dans la Eleklrolechnische Zeitschrift (Berlin). 



Ci-après je donne la description d'un appareil pou- 

 vant montrer ces mêmes déformations du courant 

 alternatif de la manière la plus simple. 



Un électro-aimant polarisé est composé d'un aimant 

 en acier de 25 cm. de longueur et d'un électro-aimant 

 de 6 cm. de longueur, l'un formant le prolongement 

 de l'autre. Le noyau de ce dernier, un faisceau de fils 

 de fer minces de 1 cm. de diamètre, est introduit et 

 fixé dans un bloc de fer doux qui embrasse l'un des 

 pôles de l'aimant, dans le but de réunir dans le 

 noyau un grand nombre de lignes de force magné- 

 tique. La bobine a 3000 tours de fil mince et 280 ohms 

 de résistance. L'aimant a un moment magnétique 

 d'environ 8600 unités. Devant l'électro- aimant se 

 trouve une capsule manométrique, comme M. Kônig 

 l'a employée avec grand succès en acoustique. Sa 

 membrane en papier bien gommé porte un petit bloc 

 de fer doux. La bobine de l'électro-aimant est intro- 

 duite dans le circuit du courant à étudier. On observe 

 l'image de la petite fiamme dans un miroir tournant. 



La fig. 1 donne l'aspect extérieur de l'appareil. 



Il convient de régler la sensibilité de la flamme. 

 Cette sensibilité est la plus grande quand la flamme 



24 BULL. SOC. se. KAT. T. XXX 



