— 5 — 



règlement n'aient pas permis d'établir une statistique* 

 comparative des résultats obtenus avec ceux des 

 autres Observatoires. Le nouveau règlement a rempli 

 cette lacune et nous sommes persuadé d'après les 

 résultats obtenus jusqu'à présent que, dans un concours 

 international, les fabricants et régleurs neuchâtelois 

 ne seront pas les derniers. 



Parmi les 289 chronomètres déposés, il y en a 233 

 (80,6%) qui ont reçu des bulletins de marche et 35 

 (12,P/o) qui ont été renvoyés sans bulletins n'ayant 

 pas satisfait aux exigences du règlement. 



Si l'on considère les différentes causes qui ont exigé 

 le renvoi de ces pièces, on constate de nouveau que 

 la principale est la trop forte variation diurne dépas- 

 sant ±2^1; c'est le cas pour 26 chronomètres. Le 

 réglage de la marche diurne au temps moyen n'a dé- 

 passé cette fois la limite de 10^ que pour 6 pièces. Le 

 réglage de la compensation n'a dépassé la limite 

 réglementaire (± 0^50) que pour 1 chronomètre et 2 

 pièces se sont arrêtées, pendant les épreuves, sans 

 cause connue. 



Quant à la répartition des échecs aux différentes 

 classes, on trouve 



5 pièces de la classe B. 



15 » > » » C. 



15 > > ^ » D. 



En outre 21 chronomètres (7,3%) ont été retirés 

 par leurs fabricants avant la fin des épreuves sans 

 avoir dépassé les limites stipulées par le règlement 



Le tableau statistique suivant indique le nombre 

 des pièces déposées et des bulletins délivrés ainsi 



