17 



En parlant des chronomètres de marine, nous avons 

 mentionné les résultats donnés par le balancier Guil- 

 laume. Parmi les chronomètres de poche il y a 13 

 pièces munies de ce balancier. Ces 13 chronomètres 

 ont donné comme variation par degré ± 0%044, comme 

 écart de proportionnalité ±0%35 et comme reprise de 

 marche après les épreuves thermiques ±0%50. 



Dans le tableau suivant nous résumons ces chiffres 

 avec ceux que les chronomètres avec spiraux en pal- 

 ladium ont donnés: 



On voit dans ce résumé que, par le balancier Guil- 

 laume, l'écart de proportionnalité a été réduit à un 

 cinquième de la moyenne générale de cette quantité 

 et que les marches de ces pièces, avant et après les 

 épreuves thermiques, ne diffèrent entre elles que de 

 0s,42 en moyenne. Le tableau montre en outre le 

 défaut des spiraux en palladium. Les chronomètres 

 munis de ces spiraux ont, il est vrai, un faible coef- 

 ficient thermique, mais leurs marches aux tempéra- 

 tures extrêmes s'écartent sensiblement de celles aux 

 températures intermédiaires. 



