- 3 — 



gramm entsprechend beobachtete, daneben auch sorgfältige phänologische Notirungen 

 durchführte. Ihm verdanken wir auch die einzigen consequent durchgeführten Notirungen 

 der Tage mit Schneedecke. 



2. Die Niederschlagsmenge. 



Der Regenmesser, mit welchem die Beobachtungsreihe im botanischen Garten be- 

 gonnen wurde, hatte eine kreisrunde Auffangöffnung von ca. 1 / a □' (470 cm 2 ) und 

 stimmte der Gestalt nach mit dem jetzt noch auf den schweizer Stationen in Gebrauch 

 befindlichen grossen Modell überein. Der zugehörige Messcylinder hatte 5G mm lichten 

 Durchmesser, dem entsprechend nahm eine Schicht von 1 mm Regen im Messglase eine 

 Höhe von 19.1 mm ein. Die Graduirung ging von 0.1 zu *>.l mm, sie war von Herrn 

 Professor Fr. Burckhardt ausgeführt und ehe das Instrument ausser Dienst gesetzt wurde, 

 nochmals controlirt worden. Mit der Zeit bekam das Instrument in der Nähe der Auf- 

 fangöffnung wie des Bodens zunächst unbemerkt gebliebene Risse, deinetwegen die Be- 

 obachtungen der Jahre 1879 bis 1881 jedenfalls unbrauchbar sind. Einer besondern 

 Untersuchung bedarf es, zu entscheiden, wie weit zurück diese Fehlerquellen reichen. 

 Am Di. Mai 1881 wurde ein von Hermann & Pfister in Bern bezogenes neues Instrument 

 von 500 cm 2 Auffangfläche an Stelle des bisherigen gesetzt und ist bis zur Stunde in 

 Gebrauch. Der Standort des Regenmessers wanderte einige Male um ein paar Meter, 

 immer jedoch war das Instrument ca. 1 m über dem Boden an einer freien Stelle des 

 Gartens placirt. 



Im Bernoullianum diente ein genau gleiches Instrument zur Regenmessung. Am 

 17. März 1883 wurde das bisher im Gebrauch stehende durch ein neues gleichartiges 

 ersetzt, letzteres war vom 2. Mai bis 31. October 1882 neben dem frühern aufgestellt 

 gewesen und hatte während dieser Zeit 476.0 mm gesammelt, während der eigentliche 

 Stationsregenmesser in derselben Zeit 477.8 mm ergab. Beide Instrumente sind also 

 völlig gleichwertig. Der Standort des Regenmessers war nicht gerade ein günstiger; 

 er befand sich auf der Brüstung an der Westfront des grossen flachen Daches 1.3 in 

 über der Dachfläche, 2.0 m über einem fast 11 m breiten von der Brüstung gegen 

 West sich erstreckenden Vordache, im ganzen 13 m über dem Niveau der Strasse. In 

 Folge dieser dem Winde ausgesetzten Lage erhielt der Regenmesser im Bernoullianum 

 beträchtlich weniger Niederschlag als der im botanischen Garten. Die Regenmenge der 

 letztern Station darf als normal gelten, da sie mit denen der Nachbarstationen*) gut 

 stimmt, wie folgende Uebersicht zeigt: 







Tode lückenlos fortführte, ihren Wert, der sie den besten von fachlieh geschulten Beobachtern gleich- 

 stellt. Huber's Tagebücher wurden von seiner Witwe der meteorologischen Anstalt im Bernoullianum 

 als Geschenk übergeben, wo sie ein bleibendes Denkmal seines unermüdlichen Eifers bilden. 



*) Ueber die gegenseitige Lage dieser Stationen siehe Verhandlungen der Naturt. Ges. zu Basel, 

 Teil VIII p. 563. 



