181 
aus dem Kühlbecher wird das Wasser, falls es sich erheblich 
über die Temperatur der Umgebung erwärmte, mittels eines 
Schlauchs abgehebert und durch kaltes ersetzt. 
In der geschilderten Weise lässt sich jede Analyse, wenn 
man Eile hat, binnen einer halben Stunde durchführen, wobei 
man aber nur 15 Minuten am Apparat beschäftigt ist. Aus dem 
Gesasten geht hervor, wie einfach und leicht verständlich Apparat 
und Methode, dass alle dabei eintretenden Vorgänge wesentlich 
physikalischer Natur sind und sich deutlich sichtbar abspielen, 
(dass die Manipulationen weder besonderes Geschick noch Nach- 
denken erfordern, so dass sich jeder halbwegs anstellige Mensch 
auf den Apparat einarbeiten kann. Natürlich verlangt auch der 
Tenax Einübung. Erst bei dauernder Benutzung wird man mit 
allen seinen Eigenarten vertraut, lernt Missgriffe vermeiden und 
gewinnt diejenige Handfertigkeit, welche ein sicheres, schnelles, 
schliesslich rein mechanisches Arbeiten gewährleistet. 
Es erübrigt nun festzustellen, welche Genauigkeit den mit 
dem Tenax erhaltenen Ergebnissen beizumessen ist. Was zunächst 
die Ablesung betrifft, so sind die 0,1 ccm entsprechenden Teil- 
striche des Messrohrs weit genug auseinander, um mit Sicherheit 
0,01 abschätzen zu können, wobei dank der auf der Rückseite 
angebrachten korrespondierenden Teilung die normale Lage der 
Visierlinie gesichert ist. Nun bleibt noch die Korrektion wegen 
der Kuppelwölbung, von welcher übrigens die Sauerstofizahl, als 
Differenz zweier Ablesungen, gar nicht berührt wird. Man kann 
nun selber sowohl die Grösse dieser Korrektion als die Richtig- 
keit der Teilung mit Hilfe eines kleinen, geprüften Messzylinders 
von der Weite des Messrohrs feststellen. Man setzt den Apparat 
zusammen ohne die Pipette und füllt ihn ganz mit Öl, so dass 
dies beim Einsetzen des Stopfens in die Eingussöffinung bis in den 
Hahn M steigt, den man dann schliesst. Nun dreht man F auf 
und lässt aus L kleine Portionen Öl in den Messzylinder fliessen 
und vergleicht nach genügendem Abwarten die Ablesungen. Neben- 
bei bemerkt darf kein Tropfen an Z hängen bleiben; man muss 
abbrechen in dem Moment, wo sich ein Tropfen loslöste. Auch 
tut man, um von dem Meniskus im Zylinder unabhängig zu sein, 
vorab so viel Öl hinein, dass die Kuppe genau auf 1,00 einsteht. 
Lässt man nun aus dem Apparat so viel Öl in den Zylinder, dass 
es z. B. bei 2,55 steht und man liest oben am Messrohr 2,63 ab, 
