185 
bleibt es noch fraglich, ob nicht irgendwelche ungewöhnliche Bei- 
mengungen oder Umstände unkontrollierbare Störungen veranlassten. 
Der Titer der Thiosulfatlösung ist wenig beständig und seine wieder- 
holte Feststellung und Revision kann ausserhalb des Laboratoriums 
und von Nichtchemikern schwerlich bewerkstelligt werden. Nimmt 
man endlich noch hinzu, dass der Stickstoffgehalt unbekannt bleibt, 
dessen Kenntnis schon der Kontrolle wegen erwünscht ist, so 
kann von einer Konkurrenz der gedachten Methode mit der gaso- 
metrischen des Tenax nicht wohl die Rede sein. Die sichtbar 
aufgefangenen Gase mit zweifelndem Auge anzusehen, zu Gunsten 
einer neu aufgetauchten, verwickelten und mit Fehlerquellen be- 
hafteten indirekten chemischen Methode, wird keinem objek- 
tiven Beobachter in den Sinn kommen. 
Das Preisausschreiben des Vorstands des Deutschen Fischerei- 
vereins forderte nicht nur eine bequeme, schnelle und von Nicht- 
chemikern ausführbare Methode zur Bestimmung der Wassergase, 
sondern knüpfte daran aus naheliegenden, triftisen Gründen noch 
die Bedingung, dass die Untersuchung auch unabhängig von einem 
chemischen Laboratorium auf Reisen, ja im Freien stattfinden 
könnte. Dass damit der Konstrukteur sehr beengt wurde und auf 
allerlei Nebenumstände und sogenannte Kleinigkeiten Rücksicht 
nehmen musste, wobei es ohne vieles Hinundherprobieren gar 
nicht abgeht, liegt auf der Hand. Es ist nun tatsächlich gelungen, 
die beschriebene Tenaxbürette nebst Pipette, zwei Kölbchen, 
Stativ, Lampe, Öl, Spiritus, Reagenzien, Thermometer und allen 
den andern notwendigen Utensilien in einem Kasten mit den 
Aussenmassen 50, 25, 9 cm unterzubringen, welcher an einem 
Ledersriff bequem getragen werden kann und mit Inhalt 3'/e kg 
wiegt. Jedes Stück ist auf der ausziehbaren Lade zwischen 
federnden Klemmen in der Art festgelegt, dass es mit einem Griff 
herausgenommen oder wieder eingelegt werden kann. Die Ober- 
seite des polierten Kastens ist mit Wachstuch überzogen und hat 
mitten eine Metallplatte, in welche das Stativ eingeschraubt wird, 
so wie es Fig. I zeigt. Mit diesem Kasten trägt man alles mit 
sich, um selbst im Freien eine Bestimmung der Wassergase aus- 
führen zu können. 
In der Regel wird der Forscher irgendwo Station machen 
und dort den Apparatenkasten belassen, während er die Wasser- 
proben heranholt. Deshalb gehört zum vollständigen Tenaxapparat 
