186 
noch ein leichtes, am Ledergriff zu tragendes Probekästchen von 
den Abmessungen 7:15:26 cm, welches ebenfalls zwischen passen- 
Ze 
den Klemmen 6 Stück der numerierten, mit Verschlussstopfen 
ausgerüsteten 100 cem-Kölbchen enthält. Ausserdem kommt noch 
das kleine Stabthermometer, 2 Tropfgläschen mit Phenolphtalein 
und '/se Normal-Natronlauge hinein. 
Während die Kohlensäure nach dem gleich zu beschreiben- 
den Verfahren an Ort und Stelle sofort bestimmt wird, werden 
die Proben für die Sauerstoff- und Stickstoffbestimmung bis zum 
Überlaufen in die Kölbehen gefüllt, worauf man, ohne Luft ab- 
zufangen, die Kautschukstopfen eindreht,. deren Bohrung mit dem 
Glasstöpsel schliesst und das Ganze in das Kästchen legt. Es 
ist aber noch zu bemerken, dass man vor der Füllung in das 
Kölbehen mindestens die doppelte Menge Natronlauge, welche 
zum Neutralisieren der Kohlensäure verbraucht wurde, einbringt. 
Wenn es sich ferner um Gewässer handelt, welche mit 
sauerstoffzehrenden Stoffen verunreinigt sind, so müssen die 
Proben bis zur bleibenden Rötung mit Kaliumpermanganat ver- 
setzt werden. 
Die Bestimmung der freien Kohlensäure geschieht leicht, 
zuverlässig und hinreichend genau durch Neutralisation mit einer 
Lauge von bestimmtem Gehalt bei Gegenwart eines scharfen 
Indikators. Am zweckmässigsten verwendet man die in jeder 
Apotheke erhältliche, 22fach verdünnte Normalnatronlauge, von 
der jeder Kubikcentimeter auch einem Kubikcentimeter Kohlen- 
säure entspricht. Als Indikator dient Phenolphtalein in 2-proz. 
alkoholischer Lösung. Dies Reagenz ist bei Gegenwart freier 
Säuren farblos, färbt sich aber bei der geringsten Überneutrali- 
sation durch Alkali intensiv rot. 
Der Neutralisationsvorgang wird in unserem Falle ausgedrückt 
durch die Gleichung: 
C0O,+-Na0H=CO0,NaH. 
Man füllt eines der Kölbchen unter Zusatz von einigen Tropfen 
Phenolphtalein und setzt dann aus dem beigegebenen in '/ıo ccm 
geteilten Tropfröhrchen unter Umschütteln so lange Lauge hinzu, 
bis auch nach 3 Minuten über einem weissen Taschentuch eine 
schwache Rötung sichtbar bleibt. Je 3 Tropfen Lauge zeigen 
0,1 Kohlensäure an. Nach einiger Übung titriert man auf einen 
Tropfen genau; die Genauigkeitsgrenze ist also + 0,03. 

