187 
Wie oben bemerkt, beträgt der normale CO,-Gehalt durch- 
lüfteten Wassers nur 0,03. Mithin wird schon beim zweiten 
Tropfen Lauge Rotfärbung eintreten. Häufig tritt der Fall ein, 
dass sofort beim Zusatz von Phenolphtalein Rötung erfolgt. Dies 
ist ein Beweis, dass keine Spur freier Kohlensäure vorhanden. 
Was die Rötung bewirkt, ist nicht etwa freier Kalk, sondern 
kohlensaurer Kalk, welcher ja in Wasser nicht völlig unlöslich 
ist. Bis gegen Ende April zeigt z. B. nach den Beobachtungen 
des Verfassers an sonnigen Tagen das Havelwasser regelmässig 
alkalische Reaktion und Sauerstoffüberschuss. Das Pflanzenleben 
im Wasser ist also bereits sehr rege, während die Verwesungs- 
vorgänge und grossenteils auch das Tierleben wegen der niedrigen 
Temperatur fast zum Stillstand gekommen sind. 
Ist neben der Kohlensäure noch die Anwesenheit anderer 
Säuren zu vermuten, so füllt man das gut ausgespülte Kölbchen 
nach der Titration nochmals und nimmt es ordnungsmässig ge- 
schlossen mit. Auf der Station steckt man den im Kasten vor- 
handenen Glockentrichter durch die Stopfenbohrung, erhitzt zum 
Sieden und kocht 5 Minuten über kleiner Flamme aus. Lässt 
man nun einige Tropfen Phenolphtalein in den Trichter fallen, 
so zeigt eine sofort eintretende Rötung die Abwesenheit fixer 
Säuren an. Bleibt hingegen die Rötung aus, so kühlt man ab 
und titriert mit Lauge fertig. Damit erhält man die äquivalente 
Menge der fremden Säure. Diese ergibt von der in der un- 
gekochten Probe an der Schöpfstelle ermittelten Gesamtmenge 
von Säure abgezogen den Gehalt an freier Kohlensäure. 
Die Reduktion der Gasvolume auf 0 und 760 mm ist 
auch bei Anwendung von Tabellen eine lästige Arbeit. Deshalb 
hatte Verfasser bereits bei der ersten Veröffentlichung speziell 
für den Tenax ein Reduktionsinstrument, ein sogenanntes Volu- 
meter, konstruiert. Leider stellten sich mit der Zeit Mängel her- 
aus, die auch bis jetzt noch nicht so weit gehoben sind, um dies 
Hilfsinstrument veröffentlichen zu können. Dagegen ist der Verfasser 
inzwischen auf ein graphisches Reduktionsverfahren gekommen, 
das fast ebenso bequem ist wie das geplante Volumeter und natür- 
lich frei von den Fehlern eines solchen. Die dazu dienende Tafel 
ist nebst einer kurzen Erläuterung diesem Aufsatze angehängt. 
Man suche unten die am Thermometer abgelesene Temperatur 
des Kühlwassers im Becher @ der Tenaxbürette, z.B. 22°, gehe 
