188 












auf der betreffenden Vertikalen in die Höhe bis zu der dem Baro- 
meterstand entsprechenden schrägen Linie, z. B. 758; so liest 
man horizontal links den Reduktionsfaktor 0,899 ab. Hiermit ist, 
das beobachtete Volum zu multiplizieren. Es genügt für unsere 
Zwecke, die Thermometerstände auf ganze Grade abzurunden, da 
eine Abweichung von '/2” das Resultat nur um '/soo ändern würde, 
also um einen Bruchteil, der weit unter der Fehlergrenze liegt. Der 
Barometerstand braucht aus ähnlichen Gründen nur auf 2 mm genau’ 
zu sein. Überhaupt sei an dieser Stelle vor der oft gerügten Unsitte 
vieler Forscher, insonderheit der Chemiker, gewarnt, aus Mangel 
an mathematischer Schulung, oder um dem Laienpublikum zu im- 
ponieren, eine oder zwei Dezimalen mehr anzuhängen, als im besten’ 
Falle garantiert werden können. Unser Tenax geht bis auf eine‘ 
Einheit der zweiten Dezimale genau, es ist also mindestens über- 
flüssig, in die dritte hinein zu reduzieren oder gar diese errechnete 
dritte Dezimale zu veröffentlichen. | 
Zum Schluss sei noch bemerkt, dass die ersten Exemplare 
des Tenaxapparats von der Firma Alt, Eberhardt & Jäger, 
Ilmenau (Thüringen), in vollkommenster Weise angefertigt sind. N 
Der vollständige Tenaxapparat mit Apparatenkasten, Probekästchen E 
und einem Behälter mit einem Vorrat von Chemikalien liess sich 
nicht unter 80 Mark herstellen. Dagegen kostet der Hauptteil des 
Apparats, die Tenaxbürette nebst 2 Pipetten und 6 Kölbchen, nur” 
12 Mark. Alle Teile werden auch einzeln von der genannten 
Firma vorschriftsmässig und zu billigem Preise geliefert. Auch 3 
die Firma Max Kähler & Martini, Berlin, sei als Lieferantin ge- 
nannt. 

Dr ir PR e & ni z ei 
a Ze Te nn 4 a FR > a a VE 
