— 23 — 



durch Auf- und Abbewegen der Glasmasse umgerührt wird. Bei jeder Beobachtung wurde 

 abgewartet bis die Temperatur der beiden Thermometer möglichst gleich war. — Die Zu- 

 sammenstellung des Apparates bringt es mit sich, dass nicht allein die Flüssigkeit im 

 Grunde des Gefässes, sondern auch die in der Capiilarröhre befindliche, dieselbe 

 Temperatur annimmt. Zu den Versuchen bei niedrigen Temperaturen, wird an die Stelle 

 des Oeles im umgebenden Blechgefässe, Eis oder eine kaltmachende Mischung gebracht. 



Um die Höhe der gehobenen Flüssigkeitssäule in der Capiilarröhre zu messen, stellt 

 man zuerst das Fadenkreuz des Fernrohres auf den niedrigsten Punkt des Meniscus ein, 

 und liest den Rand des Fernrohres ab. Nun muss die Höhe des Flüssigkeitsniveau, oder 

 was dasselbe ist, der Metallspitze bestimmt werden. Bei dieser Zusammenstellung kann 

 aber die Spitze durch das Fernrohr nicht gesehen werden , indem sie von der an den 

 Seitenwäuden des Glases etwas in die Höhe steigenden Flüssigkeit bedeckt wird. Ich hebe 

 desshalb die Glasmasse aus der Flüssigkeit: dadurch sinkt ihr Niveau, die Melallspitze 

 wird frei und kann jetzt durch das Fernrohr beobachtet werden. 



Damit man sich während der Beobachtung nicht von dem Kalhetomcter zu entfernen 

 braucht, ist eine Vorrichtung angebracht, um von dort die Glasmasse aus der Flüssig- 

 keit emporzuziehen; es wird dieses dadurch erreicht, dass ein zweiler Faden (Fig. 3. h'), 

 der mit dem ersten verbunden ist, durch eine am Gestelle des Kathetometers selbst an- 

 gebrachte Schraube aufgewunden wird. 



Der Unterschied der zuerst beobachteten Höhe der Flüssigkeitssäule in der Capiilar- 

 röhre , und derjenigen des Niveau der Flüssigkeit, ist die gesuchte Grösse. 



Es könnte der Einwurf gemacht werden, dass die Unebenheiten des Cylinderglases, 

 durch welches man die Beobachtungen macht, einen Einfluss auf das Resultat der Mes- 

 sungen haben könnten. Ich überzeugte mich jedoch durch Beobachtung der Theilstriche 

 eines Maasstabes, den ich sowohl in dem Glase, als auch ausserhalb desselben mit dem 

 Kathetometer untersuchte, dass jedenfalls dieser Einfluss ohne Bedeutung für die Genauig- 

 keit der Versuche ist. 



Die innere Weite der Capiilarröhre wurde dadurch bestimmt , dass ich genau die 

 Länge der Röhre mass, sie durch Aufsaugen mit Quecksilber füllte und das Gewicht die- 

 ses Quecksilbers bestimmte. .Vus dem Volumen und der Länge des Quecksilbercjlinders 

 berechnete ich dessen Radius. — 



Genaue Resultate waren nur von solchen Flüssigkeiten zu erwarten, welche weder 

 durch erhöhte Temperatur, noch durch Einwirkung der Luft eine Veränderung erleiden. 

 In der Ueberzeugung, dass zum Studium der Gesetze, welche die Körper beherrschen, 



• 



