- 14 - 



2) als die Differenz w"w, — w'u\, von — ^ ^ d. h. die Differenz des Widerstands- 



verfiältnisses der beiden Tfieile des einen und andern Zweiges grösser ist, 



3) als der Widerstand v der Brücke, 



4) und derjenige W des übrigen Kreises iiieiner ist. 



7. Der Strom der Brücke verschwindet , wenn 



„ , , «)' MI, 



(10) w w, — 10 w,, = V oder — -- = — 



w" w„ 



wenn also die Theilwiderstände eine Bedingung erfüllen, die \on der elektromotorischen 

 Kraft und von der Einrichtung des Galvanometers ganz unabhängig ist. 



Der Bedingung (10) hat man auf verschiedene Weise entsprochen. 



Neu mann nimmt für den einen Zweig adb einen bleibenden mit Theilung ver- 

 sehenen Draht, ferner als Brücke ein empfindliches Galvanometer, endlich als zweiten Theil 

 cb des zweiten Zweiges acb eine beliebige Widerstandseinheit, — und verändert nun den 

 Schliessungspunkt d an dem eingetheilten Drahte bis das Galvanometer auf Null steht. Sind 

 die beiden Theile ad und db des einen Zweiges m und n, so hat man tt" = 1, 



m 



w = 



n 



Dieses sehr bequeme Verfahren hat den Uebelstand, dass die beständige Veränderung 

 der Schliessungstelle eine ganz regelmässige Verbindung nicht gestattet und dass , wenn man 

 dasselbe auf sehr verschiedene Widerstände anwendet und sich einer nicht langen Einthei- 

 lung bedient, die Genauigkeit der Bestimmungen zu ungleich ausfällt. 



W h e a t s 1 n e '®) in seinem Differential- Widerstandsmesser hatte schon 

 früher die Bedingung (10) auf eine noch einfachere Weise erfüllt, dadurch nämlich, dass 

 die beiden Zweigtheile ac und cb des ersten Zweiges gleich gemacht wurden. Den einen 

 Theil db des andern Zweiges bildet der Bheostat, den andern Theil ad der zu prüfende 

 Draht. Die Bedingung w' = w" zieht diejenige 



w, = w„ 

 nach sich , soll das Galvanometer auf stehen bleiben. 



'9} WheaUlone. - Philos. Transact. 1843. - Poggend. .4nii. LXII. .">.'Jö. 



