- 15 - 



Von ganz ähnlicher Art ist das Verfahren , welches zuerst S v a n b e r g ^'') angegeben 

 hat und das bei den gegenwärtigen Untersuchungen als das einfachste und zuverlässigste 

 angewandt worden ist. Es werden die beiden zweiten Zweigtheile cb und db oder w" und 

 «'„ gleich gemacht, der zu prüfende Draht als ac, das Rheostat als ad eingeschaltet und 

 durch Veränderung des letztern die Bedingung 



w' = w, 

 erfüllt. 



Setzt man lür w" = «•,, einfach u- , so verwandelt sich der Ausdruck (9), da v" = 'liv 



sein wird, in 



2u'(ic,g — w'2)E 



~ vw(w, — w')' -t- [(m'' + w,) (2w + v) -j- 2vw] [(w' + u),) (2W + t«) + 2w,w'] 



Bei der Einrichtung des Apparates kann man über die Grössen W, v, w disponiren. 

 Die beiden ersten müssen möglichst verkleinert werden, da sie nur im Nenner und zwar + 

 >orkommen. w kommt im Zähler und Nenner vor und o hat die Form 



6 hat ein Maximum für 



oder wenn 



eine Bedingung, der man, wie Svanberg~') bemerklich gemacht hat, durch einen constan- 



ten Werth von w nicht genügen kann. Setzt man, wie bei jeder Abgleichung, tt\ = ik', 



so erhält man 



vw'[2W + w'] 

 2w' -h V 



Man wird w berechnen für die zwei Extremwerthe von w', welche der Rheostat zu messen 

 gestattet, und von beiden den Mittelwerth nehmen. 



20) A. F. Svanberg. — Kongl. Vetcnsk. Acad. Hand. 1850. — Pogg. Ann. LXXXIV. 411. 

 2>) Svanberg. - Pogg. Ann. LXXXIV. 413. 



