- 16 - 



§. 3. 



Der angewandte Apparat. 



8. Der in den Versuchen angewandte Apparat (Fig. 2) bestand hiernach au? folgen- 

 den Theilen. In A befand sich der Elektromotor, wozu, da alle Leiter metallische sind, 

 eine einzige DanieH'sche Zelle genügend war. Meist sogar bedurfte man keiner verdünnten 

 Schwefelsäure, sondern füllte mit reinem Wasser, was den Vortheil gewährte, dass bei der 

 Schwäche des Stromes alle merkbaren Wärmeentwicklungen durch die Wirkung desselben 

 wegfielen. 



Der von a ausgehende Leitungsdraht zweigte sich in c ab, einerseits nach dem der 

 Prüfung unterworfenen Drahte B, anderseits nach dem Drahte des Rheostaten C. 



Von den andern Enden des geprüften Drahtes und des Rheostaten gehen Verbindungs- 

 drähte eh und gi nach den Stellen, wo die Drähte der Brücke beginnen, welche in das 

 Galvanometer einschliessen. Letzteres war ein empfindliches, zu einem Mellonischen Appa- 

 rat von Gourjon gehörendes Instrument. 



Die zweiten Theile der Zweigströme hic und ik, welche identisch gleich und schlecht- 

 leitend sein sollen, wurden aus gleichen Längen (600 Mm.) des nämlichen sehr dünnen 

 Kupferdrahtes hergestellt. Ihr Vereinigungspunkt /.■ wurde endlich mit dem zweiten Metalle 

 der Zelle verbunden und schloss den Strom. Alle diese Verbindungsdrähte ac, cd, r/, c// , 

 gi, hl, im und bk bestanden aus 4 Millim. dickem Kupferdraht, dessen Widerstand also 

 sehr klein war. 



Die Verbindungen auf dem Hauptstrome und auf der Brücke, auf deren Vollkommen- 

 heit es so wenig ankommt, als auf die Constanz des Elektromotors und auf die Construktion 

 des Galvanometers, wurden durch Festschrauben der Drähte in Hülsen bewerkstelligt. Oft 

 auch wurden zur Vermeidung aller Umstellungen in den Zweigleitungen beim OefTnen und 

 Schliessen des Stromes, die von c und /.' nach dem Elemente gehenden Drähte in Qucck- 

 silberschalen bleibend geführt, in welche die Polardrähte eingesenkt wurden. 



Auf den Zweigleitungen geschah die Verbindung auschliesslich durch Lnthung, 

 nachdem, wie später erläutert wird, die Unzulänglichkeit aller andern Verbindungsweisen 

 erkannt worden war. Der genau gemessenen Länge des zu prüfenden Drahtes wurden je- 

 derseits '2 Mm. zugegeben, wovon I '/2 Mm. in eine Vertiefung an der Endfläche der dicken 

 Zu- und Ableitungsdrähte cd und eh eingesenkt wurde (Fig. 4). Das Grübchen und etwa 

 0,5 Mm. ausserhalb waren von Zinnloth eingenommen. 



