- 61 - 



Unregelmässigkeit der starken Erhitzungen , der Schwierigkeit der Temperaturbestimmung 

 und der Unsicherheitnn über die innere Beschaffenheit, immer sehr unvollkommen und zu 

 Vergleichungen ungeeignet. 



§. 11. 



Die Temperatur des Drahtes. 



51. Die Versuche über den Einfluss der Erwärmung sollten besonders über den Gang 

 der Erscheinung Aul'schluss geben, konnten bisher leider aber nicht über den Siedepunkt 

 des Wassers ausgedehnt werden. Sie wurden folgendermassen angestellt: 



Der Draht, der immer eine gleiche Länge (Löthungen abgerechnet) von 600 Mm. er- 

 hielt, wurde, nachdem er mit dem einen Ende an den dicken Zuleitungsdraht gclöthet wor- 

 den, durch eine 740 Mm. lange und 6 Mm. weite Glasröhre gezogen, und nun mit dem 

 andern Ende an den zweiten Zuleitungsdraht gclöthet. Die Glasröhre ging wasserdicht 

 durch die Endwände eines 120 Mm. langen und 90 Mm. weiten Wassertroges aus Eisen- 

 blech (Fig. 14), so dass die Enden oder Löthungen des zu prüfenden Drahtes sich gegen 

 60 Mm. von den Endwänden im Innern des Troges befanden. War also der Trog mit 

 Wasser gefüllt, so umgab dasselbe die Glasröhre ringsherum auf 40 — 45 Mm. Dicke. 



Um eine möglichst gleichmässige Temperatur zu erhalten, was allerdings eine wich- 

 tige aber schwierig zu erreichende Bedingung ist, wurden 21 kleine Weingeistlampen an- 

 gewandt, die man nach symmetrischer Anordnung folgeweise so anzündete, dass ein lang- 

 sames, möglichst regelmässiges Steigen der Wärme hervorgebracht wurde. Ein schaufei- 

 förmiger Rührer , von der Gestalt des Querschnittes des Troges (Fig. 1 5) , die Glasröhre 

 iimschliessend und mit vielen Löchern verschen, wurde beständig durch die ganze Länge 

 des Troges hin und hergeführt, und mit demselben bewegte sich zugleich das in der Höhe 

 der Röhre befestigte Thermometer, welches, mit allen Stellen der Flüssigkeit an 

 der Röhre in Berührung gebracht, die mittlere Temperatur der ganzen Strecke an- 

 gab. Die so gemessene Temperatur galt als diejenige des in der Glasröhre eingeschlossenen 

 Drahtes. Darin liegt offenbar die Hauptunsicherheit der Versuche; denn durch Glas vom 

 Wasser geschieden, zudem von Luft umschlossen, kann der Draht nur bei sehr langsamer 

 Erwärmung der Temperatur des Wassers folgen. Wollte man ein Thermometer neben den 

 Draht in die Röhre stecken , so beginge man einen wohl ebensogrossen entgegengesetzten 



