- 62 - 



Fehler, da die Erwärmung der von Glas umschlossenen Quecksilbermasse offenbar langsa- 

 mer vor sich geht, als die des freien, dünnen guUeitenden Drahtes. Desshalb hielt man sich 

 an die erste Einrichtung, welche eine leichtere Bestimmung des Mittels und eine genauere 

 Ablesung gestattete, und suchte durch hinlänghche Verlangsamung des Versuches, der dann 

 immer 2 '/2 bis 3 Stunden in Anspruch nahm, die Fehlerquelle zu vermindern. Mehrmals 

 wurde sowohl bei steigender als wieder bei sinkender Temperatur beobachtet, wobei die Ab- 

 weichung des Wasserthermometers von dem Wärmegrad des Drahtes in entgegengesetztem 

 Sinne erfolgen musste; die Abweichungen beider Ablesungen fielen meist innerhalb der 

 Grenzen des Versuches und blieben oft, bei recht langsamem Verfahren, merkwürdig ge- 

 ring. Es war aber nothwendig, die Glasröhre beiderseits vollständig zu schliessen, um jede 

 Erneuerung der innern Luft zu hindern. 



52. Bei diesen Versuchen musstcn immer drei Dinge beobachtet werden: 1) das Gal- 

 vanometer oder das jedesmalige Einspielen der Nadel auf den Nullpunkt, wofür ein erster 

 Beobachter ausschliesshch in Anspruch genommen wurde, 2) die jedesmalige Temperatur im 

 Augenblicke des Einspielens und 3) im gleichen Momente der für die Abgleichung des Wi- 

 derstandes erforderliche Stand des Rheostaten. Die beiden letzten Geschäfte besorgte ein 

 zweiter Beobachter. 



Es ging begreiflicher Weise nicht an, zuerst das Thermometer abzulesen und dann erst 

 den Rheostaten zu stellen , wozu wegen der Schwingungen der Nadel stets einige Zeit er- 

 forderlich ist, in welcher Zeit die Temperatur sich wieder ändert. Hingegen zeigte sich , 

 dass bei unverändertem Rheostaten die Nadel, solange wenigstens die Erwärmungen 

 langsam geleitet werden und der angewandte Strom schwach bleibt , mit bewundernswer- 

 ther Regelmässigkeil, ohne die geringsten Schwankungen, fortschreitet. Daher wurde um- 

 gekehrt verfahren, der Rheostat, im Sinne der zu erwartenden Wirkung, stets um gleich 

 viel vorausgestellt und der Augenblick benutzt, wo die langsam durch die Erwärmung nach- 

 rückende Nadel den Nullpunkt erreichte. In diesem Augenblick, den der Beobachter des 

 Galvanometers bei der Regelmässigkeit des ganzen Vorganges etwas vorher ankündigte, 

 wurde das Thermometer abgelesen. Dann ward der Rheostat wieder um einen Schritt fort- 

 bewegt und eine neue Beobachtung abgewartet. Da es für diese Verrichtungen und für die 

 Beruhigung der Nadel immer einer gewissen Zeit bedurfte , so wurde jener Schritt des Rheo- 

 staten um so grösser gewählt, je schneller die Widerstandsänderungen eintraten. 



In der Regel beobachtete man anfangs, aor jeder Erwärmung, nachdem der Draht 



