- 82 - 



§• 13. 

 Theorie des Rheostateii. 



66. Es wird nun am Orte sein , nachdem durch die vorhergehenden Untersuchungen 

 Einsicht in die Veränderungen des Leitungswiderstandes der Metalle erlangt worden ist, 

 über die Theorie des Rheostaten, dessen Benutzung alltäglich geworden ist, näher einzutre- 

 ten. Ich rede hier nicht von den übrigen Theilen des ganzen zu Widerstandsmessungen 

 erforderlichen Apparates; weder von den Verbindungen der Leiter, denen man, dem früher 

 Gesagten zufolge, einzig durch Anwendung von Amalgamation und Eintauchen in Quecksil- 

 ber oder durch Verzinnung und Löthung einige Vollkommenheit geben kann , noch von dem 

 Galvanometer, dessen Beobachtung bei Anwendung des Reflexionsverfahrens eine beinahe 

 unbegrenzte Genauigkeit zulässt, sondern einzig und allein vom Rheostaten, seinen beiden 

 Cylindern , seinem Drahte und seiner Verbindung mit der weitern Leitung. Leider leidet 

 der Rheostat, wie alle Instrumente, deren Angaben von der innern Beschaffenheit der 

 Körper wesentlich abhängen, unter einer gewissen Veränderlichkeit, welche die Vergleichung 

 der Zeit nach auseinanderliegender Bestimmungen oft bemerkbar gefährdet und die Benutzung 

 jener feinen Beobachtungsmittel am Galvanometer, einstweilen wenigstens, ganz illusorisch 

 macht. Hat doch Jacobi^'*) dem Instrumente als genaueres Messungsmittel das Urtheil ge- 

 sprochen und desshalb an die Stelle desselben sein Quecksilber-Voltagometer vorgeschlagen. 

 Inzwischen erfreut sich der Rheostat, mit Rücksicht auf leichte und bequeme Benutzung, so 

 grosser allgemein anerkannter Vortheile , dass es sich wohl der Mühe lohnt , zu untersu- 

 chen , an welchen Mängeln er leidet , in wie weit dieselben beiseitigt oder , wenn diess 

 nicht möglich, gewerthet und corrigirt werden können. Eine solche genauere Prüfung, an 

 der Hand der Beobachtung , scheint bisher nicht vorgenommen worden zu sein. 



67. Die Fehler, unter denen der Rheostat leidet, können folgenden Ursprung haben: 



1 Herrrühren von der Verbindung der Zuleitungsdrähte mit den Rheostatwalzen und 



dem Rheostatdrahte. Durch Anlöthen des letztern an die Ringe am Ende der Walzen und 



■'1) Jacobi. - Poggend. Ann. 1849. LXXVIII. 173. 



