- 83 - 



durch Anbringen eines amalgamirten und weit in Quecksilber tauchenden Kragens an die 

 letztern glaube ich diesen Verbindungen die grösstmögliche Vollkommenheit gegeben zu 

 haben. Thermoeiektrische Einwirkungen sind nicht zu befürchten , so lange jede ungleiche 

 Erwärmung der beiden kleinen Quecksilbertröge vermieden wird. Solchen Fehlern könnte 

 übrigens auch das Jacobische Instrument ausgesetzt sein. 



2) Eine Ungleichheit der einzelnen Schraubenwindungen der isolirenden Walze, aul 

 welche es allein ankommt, würde einen ungleichen Werth der vom Zeiger angegebenen 

 Rheostattheile zur Folge haben , je nachdem die eine oder andere Windung in Anspruch 

 genommen wird. Eine Schraube aber von den Dimensionen der isoHrten Walze , voll- 

 kommen aul gleiche Tiefe und mit gleicher Gestalt der Schraubenkehle, wodurch das An- 

 liegen des Drahtes bedingt wird, zu schneiden, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Den Werth 

 der einzelnen Schraubengänge durch direkte Messungen zu bestimmen und sich darüber eine 

 Tabelle zu bilden, wäre hinwieder eine mühsame Arbeit und würde der Benutzung vieles 

 von ihrer Bequemlichkeit nehmen. Man beseitigt diesen Uebelstand ganz, wenn man die 

 Kehle einzig an der leitenden Walze anbringt, beide, wie es aus andern Gründen nothwen- 

 dig ist, von einander ganz unabhängig macht, und für die isolirende Walze einen glatten 

 genau gearbeiteten Glascjlinder wählt. Von den Windungen der andern Walze geleitet, 

 windet sich der Draht, bei regelmässiger Benutzung, ohnehin vollkommen regelmässig auf 



3) Die Anspannung des Rheostatdrahtes ändert nach dem Frühern dessen AVider- 

 stand. Die Empfindlichkeit des Instrumentes setzt den Gebrauch eines ziemlich dicken gut- 

 leitenden (Kupfer oder Silber) Drahtes voraus; dieser aber, um sich genau auf die Walzen 

 zu winden und namentlich die Metallwalze genau tangentional zu verlassen, verlangt die An- 

 wendung einer bedeutenden Spannung, die möglicherweise auch eine Strukturänderung zur 

 Folge haben kann. Wenn hieraus ein merkbarer Fehler entsteht, so muss derselbe der Länge 

 des benutzten Drahtstückes proportional sein. Es würde lediglich der Widerstandswerth des 

 Drahtes etwas erhöht und der Genauigkeit kein Abbruch geschehen , wenn eine lange An- 

 spannung nicht fortschreitende und bleibende Aenderungen zur Folge hätte. Ob diese letz- 

 tern in den Bereich der bemerkbaren Einllüsse fallen , muss die Erfahrung entscheiden. Das 

 Mittel übrigens, solche Veränderungen zu entdecken, liegt in der von Zeit zu Zeit wieder- 

 holten Prüfung eines nämlichen unverändert aulbewahrten Drahtes, der gleichsam als Norm 

 dient. 



4) Die Ungleichheiten der innern Beschaffenheit des Drahtes machen, dass die ver- 

 schiedenen Windungen nicht als gleichwcrthig betrachtet werden können. Man entdeckt 

 diese Fehler durch eine Kalibrirung des Drahtes in Bezug auf seinen Widerstand, in- 



