- 84 - 



dem man successiv verschiedene Widerstände einschaltet, welche verschiedene Längen 

 des Drahtes in Anspruch nehmen und zu diesen einen immer gleichen Widerstand hin- 

 zurügt. Wird derselbe durch die gleiche Zahl Kheostattheile gemessen , so hat auch der 

 Rheostatdraht an verschiedenen Stellen seiner Länge gleichen VViderstandswerth ; wo nicht, 

 muss man experimentell eine Correktionslabelle construiren , nach ähnlicher Weise wie es 

 beim Calibriren eines Thermometers geschieht. 



5) üie allmälige Oxydation des Drahtes und der Metallwalze, welche, wenn auch 

 längere Zeit unmerklich, dennoch zuletzt durch eine oberüächliche Farbveränderung ver- 

 rathen wird, kann recht merklich den Stromübergang vom Draht auf die leitende Walze 

 verändern. Ist alles gleichartig, so entsteht hieraus ein bleibender Fehler, der mit den übri- 

 gen constanten Hindernissen des Apparates sich vereinigt und in die stets erforderliche 

 Correctionsconstante des Apparates fällt. Walze und Draht in versilbertem oder platinirtera, 

 zugleich polirtem Zustande zu nehmen, wird das beste Mittel sein, diesen Fehler zu beseiti- 

 gen. Immer bleiben natiirlich kleine Ungleichheiten an der Stelle der Tangentialberüh- 

 rung; allein, da der Draht hinter dieser Stelle mit einer ganzen Reihe von Punkten die 

 WaUe berührt, entstehen hieraus, wie die Versuche lehren, keine so grossen unregelmässi- 

 gen Fehler , als wenn der Contact einzig auf Einen Punkt beschränkt ist. 



6) Die Temperatur ändert sehr wesentlich den Widerstand des Rheostatdrahtes, also 

 die Grösse des angewandten Masstabes, und verlangt daher, um vergleichbare Zahlen zu he- 

 fern, eine Reduktion der Messungen auf 0". Wiederholt man in einem Zimmer, das nach 

 gewöhnlichen Begriffen in einer ziemlich gleichen Temperatur sich befindet, in welchem 

 ein gewöhnliches Thermometer kaum eine Veränderung entdecken lässt, die Widerstands- 

 messung eines nämlichen Drahtes während längerer Zeit, so erhält man ein langsames Steigen 

 und Sinken, oder ein Schwanken, das ich mir nicht anders als durch geringe Tempera- 

 turänderungen und Temperaturunterschiede des zu prüfenden- und des Rheostatdrahtes zu 

 erklären weiss. Schon die Nähe des Beobachters am Rheostaten kann durch Wärmestralung 

 bei einem langen Stücke des Rheostatdrahtes ganz bemerkbare Aenderungen hervorbringen. 

 Diese Einllüsse bleiben jedoch um so geringer, je stärker und besser leitend der letztere ist. 

 Zu grösserer Sicherheit wird man immerhin die Rheostatwalzen in ein die Wärme schlecht 

 leitendes, athermanes Gehäuse einschliessen müssen; was auch das einzige Mittel ist, mittelst 

 eines gewöhnlichen Thermometers die Temperatur des Rheostatdrahtes etwas genau zu 

 kennen. 



