- 85 - 



68. Um über den Betrag dieser störenden Einflüsse und die Nothwendigkeit ihrer Cor- 

 rection eine Vorstellung zu erhalten, will ich einige wirkliche Versuche mit meinem in mancher 

 Beziehung allerdings noch unvollkommenen Apparate anführen. Die in 2), 3), 5) und 6) 

 angedeuteten Verbesserungen waren an demselben nicht angebracht, da eben die vorliegen- 

 den Erfahrungen auf die Nothwendigkeit derselben geTührt haben. Zu 4 verschiedenen . 

 auseinanderliegenden Zeiten der gegenwärtigen Untersuchungen wurden die nämlichen fünf 

 verschiedenen Stücke eines Kupferdrahtes der Messung unterworfen. Es waren Stücke des 

 gleichen Drahtes, der am Rheostaten diente; doch blieben sie in dem Zustande, wie sie vom 

 Ausglühen kamen, während der Rheostatdraht verschiedene Male blank abgerieben und mit 

 Gewalt gerade gestreckt worden war. Diese Behandlung hatte eine solche Widerstandsver- 

 mehrung zur Folge, dass daraus der bei der Beschreibung des Apparates angeführte Unter- 

 schied entstand, l Rheostattheil entsprach nämlich 4,26004 Mm. des natürlichen weichen 

 Drahtes, während die geometrische Messung nur 2,7566 Mm. ergab. 



Im Folgenden bezeichne man durch obere Indices die Grössen, welche sich auf die 5 

 verschiedenen Drahtslücke beziehen , durch untere Indices diejenigen , welche den 4 ver- 

 schiedenen Beobachtungsreihen entsprechen. Seien n , n', n", n'", n"" die Längen der ö 

 Drahtstücke in Millim., m, ///,, m.^, »(3 die direkten Messungszahlen für den Draht n in den 

 4 Reihen, so ergab die Beobachtung: 



Die beiden angegebenen Temperaturen bezeichnen die Grenzen, zwischen denen die Tem- 

 peratur der Zimmerluft im Verlaufe des Versuches sich veränderte. Eine vollkommene Iden- 

 tität derselben mit derjenigen der beiden Drähte darf freilich nicht vorausgesetzt werden. 

 Jede Zahl m ist das Mittel aus 4 Messungen, die nicht um 1 Rh.-Theil abweichen. 



