Pe 1 BB 
Nach unserm Eintreffen in Paris am 15. April 1863 thaten wir sogleich die nöthigen 
Schritte, um unsere Arbeiten so bald als möglich beginnen zu können. Wir präsentirten uns 
demgemäss zunächst dem schweizerischen Minister und darauf den Vorgesetzten des Conser- 
vatoire des Arts et Mötiers, wo wir dem Obigen zufolge unsere Messungen auszuführen 
hatten. Leider ergab sich gleich, dass trotz unserer Mahnbriefe wenig Vorbereitungen für 
unsere Vergleichungen getroffen worden waren und dass auch die Mechaniker, Gebrüder 
Collot, das bei ihnen durch die Vermittlung des Herrn Silbermann bestellte Messingmeter 
noch nicht ganz vollendet hatten. Wir konnten daher erst am 21. April unsere Arbeiten im 
Conservatoire mit der Untersuchung der uns zur Disposition gestellten Vergleichsinstru- 
mente beginnen. Dieselben bestanden in einer Waage von Bianchi und in einem nach den 
Angaben Silbermann’s von Brunner construirten Längencomparator. Der Zustand der Waage 
befriedigte uns ganz; sie gab nämlich bei einer Belastung von 1 Kilogramm beiderseits für 
0,1 Milligramm einen Ausschlag von nahe einem Scalentheil. Leider waren die Waagschalen 
so klein, dass unser Glaskilogramm nicht darauf gebracht werden konnte; wir blieben daher 
für. die Vergleichung auf das vergoldete Messingkilogramm angewiesen. Da uns aber ein 
solches allein nieht die gehörige Sicherheit darzubieten schien, so bestellten wir auf das 
Anrathen der Herren Silbermann und Tresca bei den Mechanikern Collot ein Platinkilogramm 
mit der Bedingung, dass dasselbe genau gleich construirt werden solle, wie zwei von den- 
selben zugleich für das Corservatoire auszuführende neue Platinkilogramme. Alle drei sollten 
nämlich möglichst genau dasselbe Gewicht und dasselbe Volumen wie das Urkilogramm der 
Archive haben. Die Vergleichung dieses Platinkilogramms musste, da dessen Ausführung 
längere Zeit erheischte, einer spätern Abordnung vorbehalten bleiben. Um aber in der 
Zwischenzeit wenigstens ein provisorisches Muttermaass zur Disposition zu haben, wurde eine 
sorgfältige Vergleichung des vergoldeten Messingkilogramms von Steinheil mit dem Platin- 
kilogramm des Conservatoire angestellt. 
Umständlicher und weniger befriedigend war die Untersuchung des Längencomparators 
von Silbermann, dessen nähere Einrichtung in dem Bulletin de la Societe d’Encouragement 
Nr. DXC, pag. 462, beschrieben und abgebildet ist. ) Derselbe liess allerdings noch 
0,0001 Millimeter erkennen, allein bei den Messungen ergaben sich zwischen aufeinander 
folgenden Versuchen für die Länge eines und desselben Meterstabes Differenzen bis zu 0,01 
Millimeter. Diese grosse Unsicherheit war wohl zum Theil dem Umstande zuzuschreiben, 
1) Eine kurze Beschreibung der wesentlichen Theile dieses Comparators findet sich auch in dem Verbal- 
process über die Metervergleichung in Paris, siehe $ 2. 
9 
2 
