ters in der Nähe von 0° eine Vergleichung der Meter des Conservatoire und der Archive 
anstellen zu lassen. Zugleich wollte sie dafür besorgt sein, dass unser Platinkilogramm bis 
zum nächsten Frühjahr zur Verification bereit und ihr eigenes neues Platinkilogramm eben- 
falls in der Nähe von 0° mit dem der Archive verglichen worden sei. Nach Vollendung 
dieser Vorarbeiten sollte dann einer zweiten genauern Vergleichung unserer neuen Mutter- 
maasse mit den Platinamaassen des Conservatoire des Arts et Metiers nichts im Wege stehen. 
Unterm 6. März 1864 erhielten wir in der That von Hın. Tresca, dem Unterdirector 
des Conservatoire des Arts et Metiers, ein Schreiben, in welchem er uns die Vollendung der 
oben erwähnten Vorarbeiten, insbesondere also der Vergleichung der Platinamaasse des Con- 
servatoire mit den Urmaassen der Archive bei einer Temperatur von 1°,5 anzeigte und uns 
zur Vollendung unserer Messungen einlud. 
Der h. Bundesrath beschloss demzufolge in seiner Sitzung vom 14. März auf Antrag 
des Departements des Innern eine zweite Mission der Unterzeichneten nach Paris, worauf 
wir sofort die wenigen hiezu nothwendigen Vorbereitungen trafen. Das Muttermeter von 
Messing wurde auf's sorgfältigste so eingepackt, dass es bequem in horizontaler Lage ge- 
tragen werden konnte; ausserdem nahmen wir noch den Satz kleiner Bergkrystall-Gewicht- 
chen und die beiden schon früher gebrauchten Normalthermometer von Geissler mit, deren 
Normalpunkte nochmals vor der Abreise bestimmt wurden. 
Die Unterzeichneten trafen am 2. April in Paris zusammen und konnten schon am 
4. April ihre Arbeiten im Conservatoire des Arts et Metiers wieder aufnehmen. Wegen 
kleiner Aenderungen, die behufs Einlegung unseres Muttermeters in den Längencomparator 
an diesem noch nothwendig waren, begannen wir auch diesmal mit der Vergleichung. der 
Gewichte. Zuerst wurden durch Abmessung der Dimensionen die Volumina der beiden zu 
vergleichenden Gewichte, nämlich des Platinakilogramms der Schweiz und des neuen Platina- 
kilogramms des Conservatoire, bestimmt und dadurch .als sehr nahezu gleich erfunden. Für 
die darauf folgenden Wägungen vermittelst derselben schon früher gebrauchten Waage von 
Bianchi gebrauchte man als Tara ein zweites, ebenfalls neues Platinakilogramm des Con- 
servatoire, das auch gleiches Volumen mit dem vorigen hatte. Dadurch wurden also die 
Wägungen durchaus unabhängig von dem Dichtigkeitszustand der umgebenden Luft. Da 
sich nun hierbei während mehreren Tagen Störungen zeigten, die wir der Einwirkung der 
Sonnenstrahlung glaubten zuschreiben zu müssen, so verliessen wir das oben bezeichnete 
Local und stellten die Waage in einer kleinern gegen Nordwesten gelegenen Gallerie auf. 
Dieselben Unregelmässigkeiten traten indessen auch hier auf und verblieben, nachdem man 
durch Schirme jede Möglichkeit unregelmässiger Wärmestrahlung beseitigt hatte. Die Waage 
BEE DR 
