Ces touches sont eylindriques, et elles correspondent & des leviers ä& bras verticaux dont 
les deplacements sont indiques respectivement sur une double divison differentielle avec lignes 
x 
centrales servant de reperes, par leur coineidence observee & la loupe. 
Le contact des touches avec la regle est determine & chaque bout par des ressorts; 
Vappareil est muni d’une vis & chaque extremite: l’une de ces vis sert simplement & amener 
la regle & la position convenable pour que, par son contact avec la touche correspondante, 
elle ramene les lignes de repere en coincidence; l’autre est une vis mieromeötrique dont le 
pas est d'un demi-millimötre, et dont la tete est formee d’un cadran divise en cing cents 
parties: un vernier permet de lire directement la dixieme partie de chaque division, c’est- 
ä-dire le dix millieme de millimetre. C'est avec cette vis mierometrique que, dans chaque 
observation, les resperes correspondants sont egalement amenes en coincidence. 
L’instrument tout entier est place dans une auge rectangulaire en bois ayant pour lar- 
geur 0,10, et pour hauteur 0,07; cette auge est rehaussee par deux joues inclinees, destinees 
A retenir la glace qui doit couvrir entierement les regles en comparaison. 
Le fond de cette auge est un peu incline, de maniere que l’eau provenant de la fusion 
de la glace s’ecoule goutte a goutte; elle repose sur un treteau d’une grande stabilite. 
Lors des operations, tous les vides de l’auge etaient remplis de glace: afin d’eviter les 
courants d’air autour des regles en comparaison, et de les maintenir autant que possible 
mouillees par l’eau provenant de la fusion de la glace, on les a constamment recouvertes 
d’un tissu leger de coton sur lequel une couche suppl&mentaire de glace &tait uniform&ment 
repandue. 
Les operations preparatoires ont consiste A verifier le fonetionnement de toutes les par- 
ties de l’instrument, a l’etudier dans tous ses details, & r&gler approximativement la longueur 
de la regle, et, d’apres les premieres operations, A clore l’ouverture par laquelle on man&uvre 
la vis qui porte la mouche mobile. 
Cette elöture a ete faite avee un melange de resine et de cire. 
Les operations suivantes ont toutes ete executdes en conservant au metre en verification 
sa longueur definitive. 
Chaque serie d’experiences a et& faite en plagant alternativement sur le comparateur 
letalon en platine du Conservatoire et l’&talon en laiton de la Confederation suisse; ces deux 
&talons &taient maintenus dans la glace pendant toute la duree des operations d’un m&me jour. 
