Lectures du micrometre. Leetures de la base. 
mill. mill. 
R“ 5. h. 30”m. MM. Tresca 0,9443 10,04 
Mousson 0,9443 10,04 
Wild 0,9442 10,04 
Silbermann 0,9449 10,04 
0,9444 => 
Il resulte des observations de ce jour que les lectures comparatives des deux metres 
sont les suivantes: 
» 
mill. mill 
PR’ Metre en platine 0,9398 M Metre en laiton 0,9405 
0,9453 0,9411 
0,9444 
Moyenne 0,9432 0,9408 
Difference 0,0024 
La leeture la plus grande est 0,9455 La lecture la plus grande est 0,9415 
La lecture la plus petite est 0,9397 La lecture la plus petite est 0,9400 
La difference de longueur entre les deux mötres serait, d’apres la moyenne precedente, 
mesuree par 0,0024 mill. et eu egard au sens de la division du mierometre de la vis, 
l’etalon suisse serait plus court !) que le metre prototype de cette difference 0,0024 mill. 
Il importe en outre de remarquer que les difierentes lectures relatives au metre en 
platine ont presente entr’elles une difference maxima qui s’est elevee jusqu’a six milliemes 
de millimetre, et qu'il convient par consequent de considerer cette fixation comme la limite 
du degre de precision que l’on peut obtenir avec le comparateur en operant dans la glace 
fondante. 
Le lundi 4 Mai, les m&mes operations ont ete successivement faites dans le möme ordre. 
9 h. 45 m. Le mötre en platine a ete place sur le comparateur, le metre en laiton & 
cöte, et le tout a et& recouvert de glace. 
Lectures du microm£tre. Lecetures de la base. 
mill. mill. 
12% 12h. — m. MM. Silbermann 0,9395 9,40 
Mousson 0,9398 9,40 
Tresca 0,9399 9,60 
Wild 0,9397 9,60 
0,9397 _ 
t) V. T’appendice C. 
