2, 
Les lectures faites sur l’6chelle du thermometre de Geissler, appartenant & la Direction 
federale des Poids et Mesures, ont 6t& diminudes de 0,2°, par suite d’une verification pre- 
cödemment faite & Berne par M. Wild. 
Fait et signe & Parıs, au Conservatoire imp6rial des Arts et Metiers, le 12 Avril mil 
huit cent soixante-quatre. r 
H. TRESCA. H. WILD, Prof. 
H. SILBERMANN. Alb. MOUSSON, Prof. 
La presente eopie, signee comme l’original, a 6t& collationnde avec lui, pour &tre remise 
a la Confederation suisse. 
Parıs, le 1” Juin 1864, 
Le General de Division, Directeur du Conservatoire 
imperial des Arts et Metiers: 
A. MORIN. 
C. APPENDICE AU PROCHS-VERBAL DE LA VERIFICATION DU METRE ETALON 
DE LA CONFEDERATION SUISSE. 
Une confrontation operee par les soussignds entre les comparaisons du metre faites dans 
les anndes 1863 et 1864, a fait voir que dans le proc&s-verbal de la premiere comparaison 
le sens de la difference de longueur trouvee ä 0° entre le metre de laiton de la Suisse et 
le mötre en platine du Conservatoire, n’est pas exactement indique, et que le resultat de 
cette comparaison doit &tre: le metre type en laiton de la Swsse est ü 0° de 0,00525 malli- 
metre plus COURT que le metre en platine du Conservatoire des arts et metiers. 
Les deux series d’observations de l’annde 1863 ont donne, d’apres pages 7 et 10 des 
proces-verbaux, comme moyenne des lectures du micrometre: 
Pour P', Pour M. Difference. 
1. 0,9432 0,9408 0,0024 
2. 0,9438 0,9357 0,0081 
Moyenne 0,93835 0,93825 0,00325 
D’aprös une remarque consignde dans le journal des observations, savoir que pour des 
regles plus courtes au mieromötre on lit un plus grand nombre, on a conclu de ces mesurages: 
M. = P‘ + 0,00525 A 0%. 
