se. GE, ak 
Tandis qu’avee cette minime diffrence de longueur pour 0° il pouvait exister quelque 
incertitude sur le sens de celle-ei, cela n’etait plus possible pour les mesurages faits en 1864 
a une temperature plus elevee. Car le laiton se dilatant beaucoup plus que la platine, la 
regle de laiton devait, en tout cas, cette fois &tre plus longue que le mötre en platine. 
Les moyennes des lectures du micrometre de cette annde, sont d’apres pages 12 et 13 des 
proces-verbaux: 
A la temperature. Pour P'. Pour M. Difference. 
9037 0,05800 0,14566 0,08766 
8, 69 0,06438 0,14500 0,08062 
25, 06 0,43505 0,67797 0,24292 
N s’ensuit incontestablement qu’a un plus grand nombre au mieromötre correspond aussi 
une plus grande longueur du meötre respectif. 
C'est ce que T’on voit aussi & la page 27 des procös-verbaux de la deelaration faite A 
ce sujet par la Commission frangaise, ainsi que par les op6rations anterieures de M. Silber- 
mann (voir bulletin de la Societe d’encouragement Nr. DXC). 
La remarque consignde au journal des observations de 1863 n’est done pas juste, et le 
resultat de la comparaison faite alors est en realite : 
M. — P’ — 0,00525 3 0% 
Comme cette rectification ne concerne que le premier signe et peut-&tre considerde comme 
sürement etablie par la d&monstration qui precede, nous n’avons pas hesite A l’ajouter A 
l’enere rouge au proces-verbal. 
BERNE, le 31 Juillet 1864. 
Dr. H. WILD, professeur. 
Dr. Alb. MOUSSON, professeur. 
$ 4. Proces-Verbal de verification du Kilogramme etalon 
de la Confederation suisse. 
Par deeision du Conseil föderal suisse en date du 5 Novembre 1862, M. Wild, Inspecteur 
general des poids et mesures, professeur & l’Universit6 de Berne, et M. Mousson, professeur 
a l’Universit6 de Zurich, ont &t6 charges de faire, avec les personnes designees par l’Admini- 
stration frangaise, la comparaison avec les 6talons frangais des 6talons de longueur et de 
poids destines a la Confederation suisse. 
