— FA > 
1° Remplacement des palpeurs inclines par des palpeurs verticaux, plac&s verticalement 
dans le prolongement de la tige qui porte le limbe divise. 
2° Enlövement, sur un des cötes seulement du Comparateur, des ar6tes qui rendent 
diffieile la mise en place des metres ä comparer. 
3° Rabotage de la regle en platine formant thermomötre de Borda, et sur laquelle les 
metres & comparer sont places, de maniere & reduire la surface de contact entre ces 
deux regles. 
4° Enlevement des machoires de la pince qui servait a rappeler le metre en experience, 
cette operation se faisant plus facilement & la main. 
La Commission a deeide en outre que la comparaison se ferait sans immersion dans la 
glace fondante, et & la temperature ambiante seulement, en choisissant pour cette operation 
le moment oü cette temperature serait tres peu differente de 0°. 
En ce qui concerne la comparaison des kilogrammes, considerant que la difference de 
volume est la cause de nombreuses corrections, qu’elle rendrait difficiles, par consequent, la 
comparaison ordinaire du kilogramme du Conservatoire avec ceux qui sont presentes a la 
verification par les Gouvernements etrangers, la Commission a deeide, sur la proposition de 
M. Tresca, qw'il serait preferable de faire ex&cuter un nouveau kilogramme de meme volume 
et autant que possible de meme poids que celui des Archives. 
L’exscution de deux kilogrammes semblables a 6t6 confide a MM. Oollot fröres. L’un 
de ces kilogrammes, qui sera directement compare, sous le rapport du poids et du volume, 
avec le kilogramme prototype des Archives, sera plus partieulierement destine aux compa- 
raisons & faire ulterieurement avec les &talons des Gouvernements etrangers. 
La comparaison entre ce kilogramme copie et le kilogramme des Archives sera faite 
par la Commission, & une temperature tres rapprochee de zero. 
Kilogramme (copie C* Nr. 1) executE par Messieurs Collot freres, pour les verifications 
du Conservatoire Imperial des Arts et Metiers. 
Ce kilogramme est form& d’un eylindre en platine dont les dimensions seront ei-apres 
determindes, et, autant que possible, identiques a zero, avec celles du kilogramme prototype 
des Archives. 
Le platine de la fabrieation actuelle ayant une plus grande densite que celui qui a servi 
> 6 
