ä lexecution du kilogramme des Archives, ce cylindre a &te perc& suivant son axe, sur les 
deux tiers de sa hauteur, d’un trou eylindrique d’un centimetre de diametre, et ce trou 
a 6te ferme par un bouchon & vis, ajuste A serrement dur. 
Au milieu de ce bouchon, qui est d’ailleurs parfaitement affleure avec la face superieure 
du eylindre, est menage un trou de goupille de deux millimetres de diametre devant servir 
a l’ajustement definitif du kilogramme. 
Une goupille, d’une longueur de 22 millimetres, et calibree de maniere A pouvoir entrer 
a frottement dur dans le trou prepare pour la recevoir, est provisoirement et incompletement 
introduite dans cette ouverture qu'elle est destinge a boucher. 
Les verifications prelimimaires permettent d’esperer que l’identite sera aussi complete 
que possible entre ce kilogramme et le kilogramme prototype des Archives. 
Comparaison entre les deux metres en platine. . 
La comparaison entre les deux mötres en platine s’est faite par la Commission dans 
le vestibule central du palais des Archives. Les fenetres de ce vestibule avaient &t& ouvertes 
des le matin de maniere ä mettre T’air de la salle en Equilibre de temperature avec lair 
exterieur. On a toujours opere & des temperatures voisines de zero, et la temperature de 
la regle en experience & ete chaque fois indiquee par un petit thermometre & mercure 
maintenu pendant un temps suffisant en contact avec la regle meme. 
Une premiere comparaison a 6t& faite le 31 Janvier 1864, avec le comparateur appar- 
tenant ä M. Perreaux, et qui avait deja servi dans des comparaisons pre&cedentes. 
Une seconde verification a eu lieu le 11 Fevrier, dans le m&me local, avec le compa- 
rateur de M. Silbermann, appartenant aux collections du Couservatoire. 
Premiere comparaison avec le comparateur de M. Perreaux. 
Le Comparateur de M. Perreaux permet de placer la regle sur un plan horizontal; & 
la droite de l’instrument, l’extremite de cette regle est palpee par une touche solidaire avec 
une aiguille dont la division peut facilement ötre amende en coineidence avec une ligne de 
foi vis6e par un microscope; A l’autre extr&mite de l’instrument une autre touche, maintenue 
par un ressort, en contact avec l’extremite opposde de la rögle, est mobile autour d’un axe 
vertical que l’on peut approcher ou @loigner au moyen d’une vis micerometrique, et l’aiguille 
qui porte la touche est prolongeee audela de cet axe, de maniere que son extremite gradude 
