45 
se deplace sur un limbe egalement gradue plac& d’une maniere fixe sous un second 
mieroscope. 
Dans les comparaisons effeetudes, on a toujours amend la coineidenee d’abord sur le 
micrometre de droite, puis, au moyen de la vis sur le micromötre de gauche, 
Les resultats des observations sont consien6s dans le tableau suivant. 
Tableau des observations 
faites le 31 Janvier 1864, swr le comparateur de M. Perreaux, pour la comparaison entre 
le metre prototype (A) des Archives Imperiales, et le metre prototype 
(C) du Conservatoire. 
Designation Indication Temperatures Lectures du cadran 
des metres en de | des de la vis 
experience. l’heure. | regles. mierom6trique. 
C 8 h. 40 m. Bun + 0,0 
A Sets Bl >> —+ 1,4 — 2,0 
Ü 9 » 04 » uhr 06 
A 9»19 » rs + 0,4 
Ü 9 »26 » + 0,9 — 0,5 
A up a: 7 Bu 107 + 0,9 
C 9 »45 » + 0,9 — 
Totaua N —- 3,3 — 0,8 
Moyennes —+ 1,17 —- 1,10 — 0,075 
Differences 0:03 72170 
Pour traduire la difference qui precede en fraetions de metre, il suffit de se reporter 
a la graduation du comparateur de M. Perreaux, qui ä servi aux comparaisons du 12 Fevrier. 
Une division du cadran eqnivaut A Yıoo de millimetre ou & 0,0025 millimetre: mais lorsque 
. 
le centre d’artieulation se deplace de cette quantite, le deplacement correspondant de la touche 
est augmente dans le rapport de 1,1272!), ce qui donne, pour chaque deplacement d’une 
division une difference de longueur de 0,0025 X 1,1272 —= 0,002323 millimetre. 
!) Pour obtenir la valeur exacte de ce rapport, on a place sur le comparateur un metre faisant obstacle 
